618 Fritsch. 



Die Photogrammetrie beraht auf dem Princip, class eine von verschie- 

 denen Standpunkten aus aufgenommene Gegend die einzelnen Punkte wegen 

 der parallaktischen Verschiebung auf den einzelnen Aufnahmen an verschie- 

 dener Stelle zeigt, und man so durch die Uebertragung der Standpunkte 

 in die Horizontalebene Kichtungslinien entwerfen kann, deren Durchschnitts- 

 punkte die Lage des gesuchten Punktes wie auf dem Messtisch festlegen. 



Alle von einem Standpunkt aus sichtbaren Gegenstände müssen sich 

 abbilden auf einer Beihe von Aufnahmen, die den ganzen Horizont umfassen. 

 Es genügt zu diesem Zwecke 6 Abschnitte zu photographiren , die sich um 

 den Standpunkt als ein regelmässiges Sechseck anordnen und also ein Ge- 

 sichtsfeld von 60° repräsentiren. 



Das empfehlenswertheste Objectiv wegen des grossen Bildwinkels (von 

 100°, dessen mittlerer Theil allein zur Verwendung kommt), der sehr correc- 

 ten Zeichnung und der grossen Bildtiefe ist auch hier das Pantoskop von 

 Busch. Der letzterwähnte Vorzug erlaubt es, vom Einstellen des Bildes 

 ganz abzusehen, nachdem das Objectiv einmal in entsprechendem Abstand 

 an der Camera fixirt ist; es zeichnet alsdann alle Gegenstände von der hundert- 

 fachen Brennweite bis zum Horizont in gleich genügender Schärfe.*) Bringt 

 man nun die Platte ebenfalls stets genau in dieselbe Entfernung vom Objectiv,. 

 so ist der Abstand des optischen Mittelpunktes in der Verlängerung der Axe 

 bis zur Mitte der Platte stets der gleiche. 



Der absolute Werth für diese Grösse lässt sich auf verschiedene "Weise 

 bestimmen. Pichtet man die Camera auf einen senkrechten Gegenstand von 

 messbarer Grösse und misst die directe Entfernung desselben auf dem Boden 

 bis zu einem lothrecht unter der vorderen Eläche der Platte liegenden Punkte, 

 so hat man in diesen beiden Grössen und der Bildgrösse des gemessenen 

 Objectes die Momente, aus denen man den Abstand des optischen Mittel- 

 punktes (in welchem sich die Strahlen schneiden) von der Platte berech- 

 nen kann. 



Dieser Abstand bildet die Grundlage für alle weiteren Operationen und 

 muss mit möglichster Genauigkeit durch wiederholte Messungen festgestellt 

 werden. 



Um ihn constant zu erhalten, bedient man sich zu den photogram- 

 metrischen Aufnahmen einer stabilen Camera in Gestalt eines Trichters 

 oder einer vierseitigen Pyramide von Messingblech, die an der sich ver- 

 jüngenden Seite das Objectiv trägt, während an der andern die Platte (der 

 Apparat ist für Trockenplatten bestimmt) eingesetzt wird, welcher durch 

 sehr genau gearbeitete scharfkantige Auflage eine zur optischen Axe senk- 

 rechte Stellung angewiesen wird. 



Der Punkt, wo diese Axe die Platte trifft, wird markirt durch ein dicht 

 davor angebrachtes Fadenkreuz , das sich auf jeder Aufnahme mit abbildet. 

 Durch das Aufsetzen der Camera auf ein Stativ, dessen oberer Theil einen 

 mittelst Stellschrauben absolut horizontal zu ajustirenden Messingring als 

 Träger einer drehbaren Messingscheibe besitzt, fällt der eine Faden genau 

 mit in dem Horizont des Bildes zusammen, während der andere durch das 

 Zenith geht. Die Messingscheibe, auf welche sich die Camera leicht be- 

 festigen lässt, wird durch federnde Pasten nach einer Drehung von je 60* 

 von selbst arretirt. 



*) Selbst in der zwanzigfachen Brennweite erhalten die Gegenstände beim Pan- 

 toskon schon ziemlich präcise Umrisse, doch wird es selten nothwendig sein das Objectiv 

 so weit auszunutzen. 



