660 Neumayer. 



möglich, die Richtung des Kieles und damit die Lage des Kreises innerhalb 

 der zu erstrebenden Genauigkeit der Beobachtung, auch nur für eine sehr 

 kurze Zeit, inne zu halten. 



Bei dem Gebrauche des Compasses, wo die Peilungen der Sonne oder 

 eines Gestirns stets gleichzeitig mit der Ablesung der Böse geschieht, hat 

 diese Aenderung weniger zu bedeuten, bei dem Declinatorium, wie es in der 

 kaiserlichen Marine für die Küstenvermessung im Gebrauche ist, dagegen 

 wird die Aenderung der Lage des Kreises stets vor und nacb einer magne- 

 tischen Einstellung controllirt, da ein gleichzeitiges Ablesen vom Gestirn 

 oder von einem terrestrischen Objecte von bestimmtem Azimut nicht möglich 

 ist. Zur Bestimmung des astronomischen Azimutes bedient man sich auf 

 See am zweckmässigsten der Morgen- und Abendpeilungen der Sonne, oder 

 auch Peilungen irgend eines hellen Gestirnes, dessen Höhe über den Horizont 

 10 Grade nicht übersteigt. Die Ermittelung der Zeit und die genaue Ab- 

 leitung der geographischen Position sind hierbei wesentliche Erfordernisse, 

 da ja magnetische Beobachtungen überhaupt ohne die letzteren nach dem 

 heutigen Standpunkte der "Wissenschaft kaum einen Werth haben. Mit Bück- 

 sicht auf die Ausführung der einzelnen hierzu nöthigen Operationen wird auf 

 die betreffenden Paragraphen der Aufsätze von "Wild und Tietjen verwiesen, 

 während andererseits jedes Handbuch der Navigation über dieselben Auf- 

 schluss giebt. Oft kann es sich ereignen, dass ein Schiff Tage und Wochen 

 an einem Orte vor Anker liegt und die Ermittelung des Azimutes eines 

 terrestrischen Objectes (Mire) sehr erwünscht erscheint, während der Zustand 

 des Wetters solches auf astronomische Weise durchzuführen nicht gestattet. 

 Wenn nun in einem solchen Ealle die geographischen Coordinaten dreier 

 Objecte gegeben sind, so kann man sich durch Peilungen nach denselben 

 nach dem Pothenotischen Probleme die Position des Schiffes und daraus die 

 Azimute der Objecte ableiten. Wird darauf eine einfache Ausgleichungs- 

 methode angewendet, so kann man mit der grössten Schärfe und auch ohne 

 zu grossen Zeitverlust die magnetische Declination aus allen drei Miren er- 

 mitteln. 



Der Eox'sche Apparat. Es besteht derselbe aus einem cylindri schon 

 Messinggehäuse, welches durch eine Stütze in verticaler Lage gehalten wird, 

 und mit einer Alhidade, die sich auf einem horizontalen Kreise dreht, in 

 Verbindung steht. Derselbe stellt sonach ein Inclinatorium dar, welches nur 

 für die Zwecke an Bord eine besondere Construction erhalten hat, indem die 

 Aufhängung der Nadel so eingerichtet ist, dass ein Herabgleiten und Verschieben 

 der Axe derselben von den Lagern nicht stattfinden kann. Zu diesem 

 Zwecke dient ein mit Bücksicht auf seine Entfernung von der verticalen 

 Ebene des Instrumentes verschiebbarer Arm, welcher an seinen Vorderenden 

 das Lager für die inneren Zapfen der Axe der Nadel trägt, während der 

 andere in einem genau centrisch zum ersten, in der Mitte des Verticalkreises 

 befindlichen Steinlager ruht. Diese Anordnung, welche gestattet, dass die 

 Nadel ohne jede Schwierigkeit in die Lager gelegt und sodann genau ad- 

 justirt wird; für die Ablesung ihrer Enden ist es nothwendig, dass der Arm 

 auf einer um die Mitte des festen Steinlagers drehbaren Scheibe angebracht 

 wird, weil sonst in gewissen Lagen der Träger des Armes die freie Bewe- 

 gung der Nadel hindern würde. Durch die Drehbarkeit derselben kann man 

 dies für jede mögliche Lage verhindern, während andererseits dieselbe dazu 

 dient, die Nadel mittelst des Trägers des Armes nach der einen oder der 

 anderen Seite zu bringen. Es befindet sich an derselben Scheibe noch ein 

 kleiner Bügel von einer solchen Grösse, dass er die Nadel aufzunehmen und 



