Hydrographie und Oceanographie. 661 



festzuhalten vermag. An der Rückseite des Apparates befinden sich in Verbin- 

 dung mit der Scheibe zwei Knöpfe, vermittelst welcher dieselbe leicht gedreht 

 werden kann. Dieselben sind gleichzeitig die Schraubenköpfe, mittelst welcher 

 sowohl der Arm als auch der erwähnte Bügel zu der Verticalebene heran- 

 gebracht oder von ihr entfernt werden kann. 



Das Inclinationsgehäuse hat zwei getheilte Kx-eise, die genau centrisch 

 mit der Axe der Nadel und deren Ebene senkrecht auf ihr stehen, wenn 

 ■die Zapfen in den betreffenden Lagern, genau adjustirt, sich befinden. 



Der eine dieser beiden getheilten Kreise liegt etwas weiter zurück als 

 der andere, und es hat derselbe den Zweck, bei der Ablesung die Parallaxe 

 zu vermeiden , indem er die der betreffenden Ablesung zunächst liegenden 

 Thellstriche des vorderen und hinteren Kreises zur Coincidenz bringt. Eine 

 geringe TJebung wird genügen, hierin alle erwünschte Sicherheit zu gewähren. 

 An der Rückseite des verticalen Gehäuses befindet sich ein dritter getheilter 

 Kreis, welcher mit den beiden übrigen genau centrisch (nicht in derselben 

 Ebene) liegt und dessen Theilstriche mit jenen der ersten genau überein- 

 stimmen. Darauf und um die Axe der Inclinationsnadel dreht sich eine 

 Alhidade mit 2 Noniexx und zwar unabhängig von der vorher erwähnten 

 Scheibe, welche den Arm des Zapfenlagers trägt. Dieser letzte Kreis hat 

 den Zweck, stets an der Kückseite die Ablesung der Nadel fixiren, um gemäss 

 derselben die fest mit der Alhidade verbundene Ablenkungsvorrichtung ein- 

 stellen zu können, als wenn dies mittelst der Theilstriche an der Yoi'derseite 

 geschehen wäre. Die Ablenkungsvorrichtung enthält Schraubengewinde, in 

 welche die Ablenkungsmagnete (Deflectoren) eingeschraubt werden können. 

 Es ist einleuchtend, dass man mittelst dieser Vorrichtung auf irgend einen 

 AVinkel mit der Inclinationsnadel oder auf diese selbst, zu Zwecken der Ab- 

 lenkung derselben, einstellen kann. 



Der Apparat hat an seinen Kreisen keine feine Bewegung (Mikronieter- 

 geti'iebe), wohl aber in dem Dreifuss des Hox'izontalkreises Stellschraubexx, 

 zum Horizoxitalstellen mittelst zweier senkrecht aufeinander auf dem Linxbus 

 des Horizontalkreises befindlichen Libellen. Der Limbus ist bei den 

 älteren Instrumenten dieser Art so eingetheilt, dass an den Endexx eines 

 Durchmessers steht, während der darauf sexxkrechte an seixien Enden 90° 

 angeschrieben hat, so dass also in jedem der Quadrate von bis 90° gezählt 

 wird. Die neuen Instx'umente haben eine etwas andere Bezeichnxxng; jedoch 

 ist dies xxnex'heblick und genügt xiur ein wenig Nachdexxken. um sich sofort 

 mit irgend einer der angewendeten Weisexx vertraut zu machen. 



Im Innern des Gehäuses ist eixx Thermometer angebracht. 



Noch muss erwähnt werden, dass an der Kückseite des Gehäuses und 

 an der Alhidade festsitzexid, sich ein kleines Fexmrohr befindet, mit welchem 

 sowohl horizontale, als auch verticale AVinkel gemessen werden könxxen. xxnd 

 welches, da es umlegbar ist, eine genaue Beobachtxxng unter Berücksichtigxxng 

 aller beeinflussenden Umstände (siehe Tietjen Uxxiversalinst.) zxxlässt. 



Ueber dem iixxxeren festen Zapfenlager xxxxd an der Rückseite des Ge- 

 häuses befindet sich ein etwa 2 Centini. langer Dorn, der dazu dient, auf 

 das Zapfenlager und dadurch auf die Nadel eine Erschütterung hervorzu- 

 bringen, indem an demselben während der Beobachtung (Ablesung) der Nadel 

 mit einenx gerippten Elfenbeinstücke rasch und leicht gerieben wird. Da- 

 durch überwindet die Nadel leicht jede Reibung und stellt sich sicherer ein. 



Die Nadeln, welche mit ganz besonderer Vorsicht zu behaxxdeln, nament- 

 lich vor Rost und Stössen zu bewahren sind, haben im Gauzexx die Form 

 der Inclinationsnadeln, nur dass sie auch noch ein mit einer Rinne versehenes 



