ß(32 N-eumayer. 



Rad haben, über welches ein Seidenfaden mit Gewichten gehängt werden 

 kann. Besondere Sorgfalt ist anf die Zapfen, welche sehr fein sind, zu ver- 

 wenden; beim Einlegen und Festschrauben der Lager muss man sehr vor- 

 sichtig sein. Man fasse die Nadel bei dem beschriebenen Rädchen lind lege 

 zuerst die Zapfen in das äussere, bewegliche Lager ein und leite den 

 andern, indem man den Arm zurückschraubt, in das andere Zapfenlager 

 hinein. 



Die Deflectoren sind in Messinghülsen eingelegte Magnetstäbe, welche 

 keine weitere Beschreibung erfordern. Auf die an der äusseren Hülse ange- 

 brachten N.- und S. -Bezeichnungen muss bei dem Yerpacken geachtet werden.. 



Der Tisch mit cardanischer Aufhängung, auf welche der Fox'- 

 sche Apparat gestellt wird, muss von besonders guter und tüchtiger Arbeit 

 sein. Wenn das Instrument darauf gestellt und adjustirt ist, so hat man die 

 Orientirung nach der Kiellinie des Schiffes vorzunehmen. Man wählt die- 

 selbe am . zweckmässigsten so, dass man sofort die Curse abzulesen vermag,, 

 ohne erst einer Rechnung zu bedürfen. 



Auf einer längeren Reise lässt man das Instrument auf dem Stative,, 

 weil Adjustirung und Orientirung zu zeitraubend sein würden; um dies ohne 

 Gefahr für das Instrument thun zu können, ist der Tisch mit einer Glas- 

 glocke und einem Messinggeüechte versehen, über welche man noch eine 

 Presenningdecke legen kann, wenn das Instrument nicht gebraucht wird. 



Aufstellung und Anordnung der Instrumente an Bord. Es 

 wurde schon über die Wahl des Aufstellungsortes und die an denselben zu 

 stellenden Anforderungen gesprochen, und es ist daher hier nur nöthig zu 

 erklären, wie der Fox'sche Apparat und der Normalcompass (Regelcompass 

 des Schiffes) aufgestellt werden sollten. Wenn wir von den zu bestimmenden 

 Correctionen sprechen, werden wir auch über diesen Punkt, namentlich auch 

 über den Positionscompass des Apparates zu sprechen haben. Es ist wün- 

 schenswerth, dass der Pox'sche Apparat in der Nähe des Regelcompasses auf^ 

 gestellt werde, und zwar, für den Fall nur einer an Bord ist, Mitschiffs 1 

 oder 1-|- Meter von demselben entfernt und nahezu in derselben Höhe über 

 Deck, so dass zur Noth die zu bestimmenden Correctionen für beide Instru- 

 mente gelten können, was nicht schwierig ist, wenn der Ort der Aufstellung 

 günstig gewählt wurde. 



Beobachtungen mit dem Fox'schen Apparate. 1. Um den 

 magnetischen Meridian zu bestimmen, dreht man das Instrument so lange 

 und zwar allmälig, bis endlich die Nadel vollkommen vertical zu stehen 

 kommt, nachdem sie bei Anwendung von einiger Erschütterung an der Rück- 

 seite einige Schwankungen gemacht hat. Für diese Stellung der Nadel ist 

 die Ebene der Theilung des Verticalkreises rechtwinklig zur Ebene des 

 magnetischen Meridians. Allein es ist nothwendig, dass der Yerticalkreis 

 jedes Mal auch um 180° gedreht wird, in welcher Lage die Nadel alsdann 

 abermals sich vertical stellt. Auf diese Weise wird die erste Beobachtung 

 controllirt und, wenn nöthig, verbessert. Hat man den Punkt des Horizon- 

 talkreises, der in beiden Lagen der verticalen Stellung der Nadel entspricht,, 

 abgelesen, daraus den um 90° davon liegenden Meridian gefunden, und kennt, 

 man ferner den Punkt, wo der astronomische Meridian den Horizontalkreis 

 durchschneidet, so kann man sofort die magnetische Declination (Variation) 

 ableiten. 



2. Um die magnetische Inclination zu beobachten, kann man sich der 

 gewöhnlichen Methode bedienen, die auch in Wild's Aufsatz pag. 114 u. f. 

 beschrieben ist; nur ist zu bemerken, dass die zur Beobachtung verwendeten 



