Hydrographie und üceanographie. 663 



Nadeln nicht ummagnetisirt werden dürfen, weil sie auch zu Intensitätsbe- 

 stimmungen verwendet werden. Man muss für diesen Fall mit derselben 

 Nadel am Lande und an einem Orte Beobachtungen machen, an dem die 

 Inclination auf das Genaueste bekannt ist und daher durch den Vergleich 

 der Resultate, der Indexfehler der Nadel bestimmt werden kann. Anstatt 

 dieser gewöhnlichen einfachen Methode der Beobachtung wendet man meisten- 

 theils auf See die Methode der Ablenkung an, d. h. es wird zuerst der Punkt 

 des Verticalkreises bestimmt, welchen die ungestörte Nadel einnimmt, sonach 

 ist dieser Punkt auch auf dem Kreise an der Rückseite bekannt. Alsdann 

 stellt man die Alhidade des Verticalkreises so ein, dass der darauf einge- 

 schraubte Defiector um 30°, 40° oder 50° von der Richtung der Inclinations- 

 nadel absteht, und zwar geschieht dies zuerst auf der einen Seite jener Rich- 

 tung, und sodann auch anf der anderen. Die beiden Lagen des Defiectors 

 werden unterschieden, indem man gemäss der bei der Nadel bewirkten Ab- 

 lenkung von einer Ablenkung „nach oder durch die Verticale" und von einer 

 solchen „ab oder von den Verticalen" spricht. Diese Beobachtungen werden 

 in der Kreislage gegen "West und jene gegen Ost ausgeführt und zwar für 

 beide Reihen mit denselben Winkeln. Hat man 30° angewendet, da der 

 Kreis gegen West war, so hat man auch 30°, da er gegen Ost ist, anzu- 

 wenden u. s. w. 



Die entsprechenden Ablenkungen der Nadel zu Mittelwertken vereinigt, 

 ergeben jedes Mal die Mittellage oder die verbesserte Inclination der Nadel. 

 Da man eine beliebige Anzahl verschiedener Ablenkungswinkel anwenden 

 kann, so kann man auch eine grosse Anzahl von Bestimmungen der Incli- 

 nation erhalten, welche alle den Vortheil haben, dass sie in verschiedenen 

 Lagen der Zapfen in den Lagern ausgeführt wurden. 



Es wird hier ein für alle Male darauf aufmerksam gemacht, dass man 

 beim Beobachten (Ablesen) der Nadel jedes Mal die Erschütterung durch 

 Reiben anwendet und ferner, dass für ein und dieselbe Ablesung stets die 

 Scheibe, welche den Arm des Zapfenlagers trägt, dreht und zwar in 4 ver- 

 schiedenen Positionen, für welche die Ablesungen gemacht werden. Die 

 verschiedenen Reihen werden zu Mittelwerthen combinirt und an das Ge- 

 sammtmittel die in einem Observatorium ermittelte Indexcorrection angebracht, 

 um endlich die Inclination zu erhalten, an welche alsdann die für locale 

 Einflüsse berechnete Correction anzubringen ist. Auf See kann man häufig 

 nur in einer Lage des Kreises die Inclination beobachten, hat man dies ge- 

 than, so darf man auf das Endresultat auch nur die für diese Kreislage an 

 Bord ermittelte Indexcorrection anwenden, um den wirklichen Werth der 

 Inclination zu erhalten. Einer näheren Ausführung bedarf die an und für 

 eich höchst einfache Sache nicht. 



3. Bestimmung der relativen Intensität des Erdmagnetis- 

 mus. Mit Anwendung von constanten Gewichten. In dem von 

 Dover in London verfertigten Apparate befindet sich ein Etui mit einer An- 

 zahl von gut adjustirten kleinen Gewichtchen von 0,25 bis 2,0 Grains. Diese 

 werden an einem feinen Seidenladen, welcher mit kleinen Häkchen an beiden 

 Enden versehen ist, so über das an der Nadel befindliche Rädchen gelegt, 

 dass sie frei schweben. Man thut wohl daran , sich die einzelnen Gewichte, 

 welche bei einer Beobachtung benutzt wurden, zu merken und immer wieder 

 anzuwenden, so lange dies angeht 



Wenn das Instrument genau adjustirt ist, stellt man den verticalen Kreis 

 in die Ebene des magnetischen Meridians und hängt zuerst das Gewicht 

 (oder die Gewichte) welche man benutzen will, an das eine Ende des Fa- 



