666 Neumayer. 



J = : — — wo g> n und tv n die Ablenkungswinkel und gleichwertigen Gewichte 



w sm cp 



an der Normalstation und to, cp und J dieselben Werthe und Intensitäten 



an irgend einer anderen Station sind. Versteht man unter [a, q und fi die 



absoluten "Werthe der Kraft an der Normalstation und einer anderen auf 



See, so hat man ferner: fi = ° . W cosec. • cp. 





 Wenn ein Kraftverlust des Magnetismus der Nadel oder der Deflectoren 



eintritt, so ist einleuchtend, dass der Ablenkungswinkel kleiner wird, wenn 



die Deflectoren und grösser wenn die Gewichte allein gebraucht wurden; 



ferner, dass, wenn die erdmagnetische Kraft durch Ortsveränderung geringer 



wird, die Ablenkungswinkel nach beiden Beobachtungsweisen (Deflec. u. 



Gew.) grösser werden. 



Es ist nicht immer möglich , an einem Observatorium eine Tabelle 

 gleichwerthiger Gewichte, nach der beschriebenen "Weise herzustellen. Für 

 solche Fälle ist in den vorerwähnten Instructionen ein anderes "Verfahren 

 vorgeschlagen. 



Man beobachtet an der Normalstation mit einem constanten Gewichte 

 (W ) den Ablenkungswinkel <Z> und den Ablenkungswinkel cp Q für eine, 

 nach einen nach der Neigungsrichtung der Nadel adjustirten Deflector. 

 Man hat alsdann die folgende Relation, wenn W das gleichwertige Gewicht 

 für die ablenkende Kraft der Deflectoren, beim "Winkel <p ist: 



iv = W sin • <jp cosec. • f/> . 



Man wird nun öfter auf See Gelegenheit haben, Ablenkungen mit con- 

 stanten Gewichten und Deflectoren zu beobachten, so dass man die Werthe 

 10 und cp auch für eine Reihe anderer Stationen erhalten kann. Ist die 

 Intensität an der Normalstation J und J jene durch die Methode mit con- 

 stanten Gewichten bestimmten einer anderen Station, so hat man: 



w = — (iv cosec <jp • singi) 

 J o 

 woraus sich für jede der in dieser Weise beobachteten Stationen ein Werth 

 von iv berechnen lässt. 



Alle so erhaltenen Werthe von w kann man sodann mit den correspon- 

 direnden Werthen von q? zusammen graphisch darstellen, und zwar so, dass 

 jene (die w) die Ordinaten und diese (die cp) die Abscissen sind. Verbindet 

 man die Endpunkte der Ordinaten durch eine Curve, so stellt diese eine 

 Interpolations-Curve dar, mittelst welcher für irgend einen Werth von cp das 

 dazu gehörige 10 erhalten werden kann. Hat die Curve keinen regelmässigen 

 Verlauf, so deutet dies auf einen Kraftverlust der Deflectoren hin (Magnet. 

 Instructions by Capt. Evans). 



Es sind die Schraubengänge, der für die Deflectoren bestimmten Arme 

 so eingerichtet, dass auch die eine oder die andere der in dem Futterale, in 

 welchem sie verpackt ist, angeschraubt und als Deflector benutzt wer- 

 den kann. 



Es wäre noch eine andere Methode der Beobachtung hier zu erwähnen, 

 bei welcher die eine der Nadeln zu Ablenkungen benutzt wird, und zwar in 

 der Weise, dass die ablenkende Nadel parallel (und nicht wie bisher ange- 

 nommen senkrecht) zur Ebene der Inclinationsnadel liegt, allein in jüngster 

 Zeit werden die Instrumente nicht mehr mit den hierzu nöthigen Einrichtungen 

 versehen, so dass wir diese Methode hier übergehen können, indem wir uns 



