Hydrographie und Oeeanographie. 673 



nur ein guter Azimutcompass gebraucht werden können. Hat man einen 

 Normalcompass, wie er nun in der kaiserlichen Marine eingeführt ist, so kann 

 man damit sehr gute Resultate erzielen. Dieses Instrument ist mit einem 

 Theilkreise und mit Nonien versehen, zum Messen von Winkeln auf eine 

 Minute genau. Die Rose wird nur angewendet, um die magnetische Richtung 

 der Basis zu ermitteln, sodann aber festgestellt. Vor dem Gebrauche muss 

 das Instrument auf seine Fehler untersucht werden (siehe magnetische Beob- 

 achtungen pag. 120). Hat man die "Winkelmessungen beendet, für welche 

 man sich im Voraus nach trigonometrischen Grundsätzen einen Plan ent- 

 worfen haben sollte, so kann man die Endpunkte der Basis durch Steine 

 oder Blöcke, die nicht leicht zerstört werden können, markiren. Einer der 

 beiden Endpunkte kann mit Vortheil, wenn er durch einen Stein bezeichnet 

 würde, dazu dienen, die Ebbe- und Fluthbeobachtungen darauf zu beziehen. 

 Zu diesem Zweck hat man den Nullpunkt des Pegels (siehe vorhergehenden 

 Abschnitt) durch ein Nivellement auf den Eixstein zu beziehen. Bei der 

 Wahl der Basis nehme man auch auf diesen Gesichtspunkt Rücksicht, was in 

 den meisten Fällen keine Schwierigkeiten bereiten wird. 



Ist man bei den Winkelmessungen auf den Sextanten oder den Spiegel- 

 kreis hingewiesen, so hat man auf die genaue centrische Lage des Instru- 

 mentes über dem Standpunkte zu achten und die gemessenen Winkel auf den 

 Horizont zu reduciren, wenn die Objecte nicht in einer horizontalen Ebene 

 liegen. Man muss zu diesem Zweck auch die Höhenwinkel entweder mit dem 

 künstlichen Horizonte oder mittelst eines Mikrometerniveaus nehmen. Sind 

 diese Höhen, h und li' , nur wenige Grade gross, und ist y der zu reducirende 

 Winkel, so ist die Reduction auf den Horizont (r) bekanntlich: 



sii J l — g — ) g & ~ sm ( — 2 — ) g ^ r 



r = — ■ 



cos h cos// sinl" 



In solchen Fällen, wo man eine grössere Anzahl von Winkeln zu reduciren 



hat, kann man sich Tabellen ableiten, in welchen einmal (Ji + Ä') und dann 



\y die Argumente sind. Es wird die erste Tabelle die Grösse 



10.000 sin 2 ( — ~x — und die zweite die Grössen f- '. - tg .', ■ ;• und 



\ 2 / V sinl - / 



cotff 4rY sreben, wodurch die sonst umständliche Arbeit des Redu- 



cirens sehr vereinfacht wird. Die Allgemeine Formel ist bereits in Tietjen r s 

 Aufsatz p. 27 gegeben. 



Sind ausserdem die Gegenstände, zwischen welchen die Winkel gemessen 

 weiden sollen, nahe bei dem Standpunkte, so hat man, ehe man die Reduction 

 auf den Horizont ausführt, noch die Correction für Schiefenparallaxe an die 

 Ablesungen anzubringen (siehe geogr. Ortsbestimmung pag. 24). 



Wenn bei dem gebrauchten Sextanten die Entfernung des Drehungs- 

 punktes der Alhidade von der Fernrohraxe 0.075 Meter ist, so sind für fol- 

 gende Entfernungen der Ohjecte die entsprechenden Corrcctionen für Schiefen- 

 parallaxe : 



für 188.5 Meter == 68" 

 „ 377.0 „ = 34" 

 .. 1885.0 „ = 7" 

 Es lässt sich daraus ein Urtheil ableiten, für welche Entfernungen die Cor- 

 rectionen noch zu berücksichtigen sind oder vernachlässigt werden dürfen. 



Zur Bestimmung des Azimuts terrestrischer Objecte hat man nach einer 



Anleitung zu wissenschaftl. Beoliai-htiinpen auf Reisen. 43 



