Hydrographie und Oceanographie. 677 



anzuwenden, um das Resultat mit Rücksicht auf die Höhendifferenzen am 

 Erdboden zu erhalten. 



"Wenn man mit Reflexions-Instrumenten allein die Höhen zu messen hat, 

 so hat man in den Endpunkten der Basis die schiefen Winkel zwischen dem 

 zu bestimmenden Höhenpunkte und der Basis zu messen und in einem der 

 Endpunkte den Höhenwinkel « mittelst künstlichem Horizonte und Sextanten 

 oder einer Mikrometerlibelle. Man erhält daraus d durch einfache Rechnung. 



Bei Reisen nach dem Innern von Continenten wird es sich bei trigo- 

 nometrischen Bestimmungen der Höhen darum handeln zuerst die Höhe der 

 Beobachtungsstation (H) über dem Meere zu ermitteln und dafür sind die 

 barometrischen Höhenmessungen von besonderer Bedeutung. 



Barometrische Höhenmessungen. Wir haben hier, je nach den 

 Reisenden vorkommenden Fälle zu unterscheiden: entweder handelt es sich 

 darum 



a) Von der Küste aufsteigend die Höhe eines Berges oder Bergrückens 

 über dem Meere zu ermitteln oder 



b) Ein barometrisches Nivellement über ein Land, ein Gebiet auszudehnen, 

 welches in Höhenschichten dargestellt werden soll. Oder endlich 



c) Im Innexm eines Continentes reisend im Allgemeinen die Höhen- 

 verhältnisse über dem Meere festzustellen. 



Jede dieser Aufgaben findet auf Reisen Anwendung, während in hydro- 

 graphischen Arbeiten die unter a) genannte am häufigsten vorkommt, wesshalb 

 sie denn auch zuerst behandelt werden soll; vorher jedoch einige allgemeine 

 Gesichtspunkte. 



Die zu barometrischen Höhenmessungen verwendeten Instrumente sind 

 entweder Quecksilberbarometer, Aneroide oder Kochpunktinstrumente (Hypso- 

 meter). TJeber den Werth der einzelnen für die zu leistende Arbeit kann man 

 nur so viel sagen, dass das Quecksilberinstrument, wenn in gutem Zustande 

 erhalten, dasjenige ist, welches der genauesten Behandlung fähig ist und die 

 zuverlässigsten Resultate zu erzielen vermag. Seiner Zerbrechlichkeit halber 

 ist es in letzter Zeit durch das Aneroidbarometer etwas in den Hintergrund 

 gedrängt worden; das letztere ist da, wo es auf, in kurzen Zeiträumen 

 gemessene Höhendifferenzen ankommt, sehr gut zu gebrauchen. Seinem 

 ganzen Wesen nach ist das Aneroid ein Interpolations Instrument und kann 

 als solches und in steter Verbindung mit Quecksilberinstrumenten vortreff- 

 liche Dienste leisten. Ein Verlassen auf die Beständigkeit der Indexcorrection 

 ein und desselben Instrumentes ist durchaus nicht zulässig. Diese Index- 

 correction muss für verschiedene Temperaturen und für den Umfang des 

 Luftdruckes, der bei den Messungen vorkommt, genau bestimmt werden. 

 Ein Prüfen der Indexcorrection für einen bestimmten Luftdruck während der 

 Reise, wo eine eingehende Untersuchung in den meisten Fällen nicht möglich 

 ist, genügt, um sich aus der ursprünglichen Correction die für die Zeit 

 geltende abzuleiten, da bei ein und demselben Instrumente, wenn die Ver- 

 änderungen nicht allzu bedeutender Natur waren , dieselbe als Constante an 

 die früher ermittelte Correction hinzugefügt werden kann. Die auf Correction 

 der Aneroide abzielenden Untersuchungen sind nur für ein bestimmtes Instru- 

 ment anwendbar; alle Versuche die Correction für diese Instrumente unter 

 einem allgemeinen Gesichtspunkte zu betrachten, haben zwar dazu beigetragen, 

 •das Wesen derselben in mancher Beziehuug aufzuklären, allein sie haben 

 keineswegs die eingehende individuelle Untersuchung überflüssig oder auch 

 nur entbehrlich gemacht. 



Der Reisende benutze nur gut geprüfte und verglichene Instrumente. 



