678 Neumayer. 



Die Prüfung erstrecke sich auch bei Quecksilberbarometern auf verschiedene 

 Luftdrucke. Das Hypsometer ist weniger dazu geeignet, feine Höhenunter- 

 schiede zu bestimmen, als vielmehr im Innern der Continente reisend, den 

 Luftdruck durch längere Reihen von Beobachtungen zu constatiren, um 

 danach zu ersehen, ob sich erhebliche Veränderungen in den anderen, den 

 Luftdruck unmittelbar messenden Instrumenten ergeben haben. Dies findet 

 hier ganz besonders Anwendung auf Aneroide, welche niemals, wenn kein 

 Quecksilberinstrument mitgenommen wurde, ohne Hypsometer auf längeren 

 Reisen gebraucht werden sollte. Man kann leicht zwei oder drei Siede- 

 punktthermometer mitführen und kann daher stets den Siedepunkt des reinen 

 "Wassers bestimmen und daraus den Luftdruck ableiten. Wenn man z. B. 

 aus einer längeren Beihe von Bestimmungen des Siedepunktes, denselben 

 zu 83?40 Celsius gefunden hat, so wird der entsprechende Luftdruck 

 406.48 mm - *) sein und wurden gleichzeitige Ablesungen des Aneroid's gemacht,, 

 so hat man aus einem Mittelwerthe die Correction des Instrumentes festzu- 

 stellen und kann sich so vor gröberen Irrthümern in der Indexcorrection 

 schützen. Wie häufig geschieht es auf längeren Beisen, dass man ein 

 Aneroidbarometer vor Anfang und am Ende derselben mit einem Queck- 

 silberinstrumente vergleicht und glaubt damit allen Anforderungen genügt 

 zu haben, bedenkt dabei aber nicht, dass sich im Verlaufe der Beise die 

 Correction unzählige Male geändert haben kann ! Es ist also jedem Beisenden, 

 der ein Quecksilberinstrument nicht hat, zu empfehlen, mit dem Aneroid 

 stets bei längeren Beisen ein Hypsometer anzuwenden. Um Veränderungen 

 bei Quecksilberbarometern möglichst während der Beise zu vermeiden, 

 schütze man sie vor Stössen und Erschütterungen. Trägt der Beisende das 

 Barometer auf dem Bücken, so ist es sehr praktisch, dasselbe auch mit 

 einem Biemen um den Leib festzuschnallen, damit es am Körper fest- 

 gehalten ist; die Erfahrung hat gelehrt, dass man unter solchen Verhält- 

 nissen, selbst in raschen Grangarten, ein Quecksilberinstrument zu Pferde- 

 transportiren kann. Sind Barometer im Wagen zu transportiren , so stelle 

 man sie vertical, wenn möglieb, und zwar mit dem unteren Ende auf eine 

 mit Tuch überzogene Sofafeder, oder auf ein Gummipolster. Es ist wesent- 

 lich, dass, wo man sie auch aufhebt, man sie fest anschnallt, damit kein 

 Hin- und Herschlagen stattfinden kann. 



Bei der Beobachtung und der Aufstellung der Barometer und Thermo- 

 meter gebrauche man alle nöthige Vorsicht. Es wird namentlich Nachdruck 

 darauf gelegt, dass das Barometer sowohl, wie das Thermometer, welches 

 zur Bestimmung der Temperatur der Luft abgelesen werden muss, im 

 Schatten aufgehängt werden, und dass man bei Ersteren der verticalen Lago 

 sich versichert halten muss. Ist nur eine beschränkte Anzahl von Ablesungen 

 möglich, so thut man wohl daran, das Barometer erst, nachdem es einige 

 Zeit in seinem Stative aufgehängt war, abzulesen. 



Mit den Ablesungen des Barometers und Thermometers für Lufttempe- 

 ratur notire man die genaue Zeit der Ablesung, beschreibe die Localität so 

 genau als möglich, auch mit Beziehung auf die Erhebung des Instrumentes 

 über dem Boden, gebe die Windrichtung und Stärke, Bewölkung, Zug der 

 Wolken, und, wenn möglich, den Peuchtigkeitsgrad der Luft an. In den 

 neuen Formeln (Bauernfeind und Jordan) wird die Spannkraft der Wasser- 

 dämpfe mit in Bechnung gebracht, ein Element, welches zu beobachten der 

 Beisende nur ausnahmsweise sich in der Laere befinden dürfte. Konnte das 



*) Siehe Tabelle Nr. 3. im Anhange. 



