Hydrographie und Oceanographie. 679 



Psychrometer beobachtet werden, so schreibe man die Resultate, zum Zwecke 

 späterer Berechnung, in das Journal für Höhenbestimmungen ein; auch 

 bemerke man, was aus einer grösseren Reihe, auch schon aus den Beobach- 

 tungen klar wird, ob das Barometer im Fallen oder im Steigen begriffen war. 



Begreiflicher "Weise ist es am Zweckmässigsten die Ablesungen zu 

 solchen Stunden zu machen , an welchen der Luftdruck einen gewissen 

 stationären Charakter hat, also um 9 Uhr des Morgens und Abends und 

 um 3 Uhr in der Nacht und des Nachmittags. Allein auch hierin ist der 

 Beisende zumeist durch andere Bücksichten gebunden und vermag auf Ein- 

 haltung dieser Regeln nur selten zu achten. Bei Stationen, an welchen die 

 horizontale Entfernung nicht sehr gross ist und die barometrischen Ablesungen 

 daher wohl mit demselben Barometer, das der Reihe nach erst in der 

 unteren Station, dann in der oberen und nachher wieder in der unteren 

 beobachtet wurde, muss man die obere und untere Beobachtung für eine 

 und dieselbe Zeit interpoliren. Sollten strenge Anhaltspunkte für die Aus- 

 führung der Interpolation fehlen, so wird man möglicher Weise zu anderen 

 Hülfsmitteln für die Vergleichbarkeit der Beobachtungen, als Anbringung einer 

 Correction für täglichen Gang des Luftdruckes und der Temperatur, Veränderung 

 des Luftdruckes an anderen, nicht allzuweit entfernten Orten u. s. w., greifen 

 müssen. 



Fehlerquellen können bei Höhenmessungen mit Barometern vorzugsweise 

 darin liegen, dass man an der zu bestimmenden Station den Luftdruck nicht 

 genau erhält, dann aber auch, dass der Luftdruck über dem Areal, auf wel- 

 chem die Stationen liegen, nicht gleichmässig vertheilt ist, d. h. durch auf- 

 steigende Luftströme durch ungleiche Erwärmung und bei grossen Strecken 

 dadurch, dass die Stationen in verschiedenen Luftströmen zur Zeit der Be- 

 obachtung liegen, kann der Fall eintreten, dass in den beiden Stationen der 

 Luftdruck mit Beziehung auf die betreffenden Normalen, dass die barometrische 

 Abweichung, in beiden Stationen verschieden ist. 



"Was das Erste, die exacte Ermittelung des gerade herrschenden Luft- 

 druckes, anbelangt, so hat man durch Bestimmung der Correction der zu 

 verwendenden Instrumente durch Vergleichung derselben an beiden Stationen 

 dafür Sorge zu tragen, dass man denselben oder die barometrische Differenz 

 beider Stationen genau bestimmen kann. 



Nach Bauernfeind ist der Dunstdruck bei den barometrischen Höhen- 

 messungen in Betracht zu ziehen , und Rühlmann hat nach diesen Grund- 

 Hitzen der Bauernfeind'schen Formel folgende Gestalt gegeben: 



k"= 18400.2 fl.00157 + 0.003675* ~-\ X /l + 0.378 -^ + —\ X 



2 



d + 0.002623 c„ s2 ,,)x(l + ■„,.„,,„ j lo« j 



Wo T und /, a und c>", B und b die Temperaturen, Dampfspannungen und 

 auf 0° reducirten Barometerstände an der unteren und oberen Station, h die 

 Höhendifferenz in Meter, cp das Mittel der geographischen Breite und n die 

 Höhe der unteren Station über dem Meere bedeutet. Hat man die Dampf- 

 spannungen beobachtet, so kann man nach folgender Gleichung, c und o"", 

 rechnen: 



ff = e — 0.0008 iß - t") l> 

 und für Temperaturen unter Null: 



ff = e - 0.000691 (/' - r)h, 



