680 Neumayer. 



wo e das Maximum der Spannkraft (bei t") bedeutet, f und t" beziehungs- 

 weise die Temperaturen der trockenen und der nassen Kugel. 



Bühlinann bat nach diesen Formeln Tafeln berechnet und in seinem 

 Werke „Barometrische Höhenmessungen und ihre Bedeutung für die Physik 

 der Atmosphäre" abgedruckt. Es befinden sich diese in dem Anhange 

 zu diesem Werke theilweise wiedergegeben, und wird hier -auf dieselben 

 (Tabelle 4, 5 und 6) hingewiesen, indem hervorgehoben wird, dass dabei zu- 

 nächst nur den Bedürfnissen des Beisenden Bechnung getragen werden soll. 



Werden dagegen die Dunstdrucke an den beiden Stationen nicht wirklich 

 beobachtet, so ist es vorzuziehen, anstatt einen Mittelwerth zu setzen, die- 

 selben aus der Formel ganz wegzulassen. 



Ausser obiger strengen Formel zur Ableitung der Höhen aus den Ba- 

 rometerständen kann man für Höhen unter 1000 Meter, und wenn es sich 

 nur um einen TJ eberschlag handelt, auch nach Babinet die folgende für 

 Beisende bequeme Formel anwenden: 



■*= 16000 Ö(H2J| 

 B + b v T 1000 / 



wo die einzelnen Buchstaben die gleiche Bedeutung wie oben haben. Hat 

 man die Beobachtung ganz oder zum Theil mit Aneroidbarometern gemacht, 

 so hat man diese nur auf die Ablesungen des Quecksilberbarometers, auf 

 0° C. reducirt, zu beziehen und die Bechnung wie gewöhnlich auszuführen. 

 Die Formel der Beduction der Ablesung eines Aneroidbarometers auf 

 den auf 0° reducirten Barometerstand giebt Jordan in seinem Taschenbuch 

 der praktischen Geometrie, pag. 209, wie folgt: 



Q = F + A + £(760 — F) + Ct, 



wo A, B, G Coefficienten sind, die sich aus einer genauen, in einem Ob- 

 servatorium, vor und, wenn möglich, nach der Beise auszuführenden Unter- 

 suchung des Aneroids ergeben. 



^Q ist der auf 0° reducirte Stand des Quecksilberbarometers, F die 

 unreducirte Ablesung des Aneroid, t die Temperatur desselben. Die gründ- 

 liche Prüfung des Aneroids vor dem Gebrauche auf seine Temperaturcoeffi- 

 cienten und bei verschiedenem atmosphärischen Drucke muss zur Bedingung 

 der Zulässigkeit eines Aneroids zu Höhenbestimmungen gemacht werden, und 

 sollten Beisende mangelhafte oder gar nicht untersuchte Instrumente zu ihren 

 Beobachtungen nicht verwenden. Aber auch während der Beise sollte stets • 

 und in kurzen Zeitintervallen das Aneroid gewissenhaft mit dem Quecksilber- 

 barometer unter voller Aufzeichnung • aller Daten verglichen werden, da man 

 alsdann später im Stande ist, eine Beductionstabelle für das Aneroid auch 

 aus diesen Beobachtungen abzuleiten. 



Es wurden im Beginne des Abschnittes der Höhenmessungen mittelst 

 des Barometers drei verschiedene Fälle angenommen, die sich dem Beisenden 

 zur Lösung darstellen können. Den ersten, wo man vom Meere aufsteigend 

 eine Küsten strecke in ihren Höhenverhältnissen feststellt und entweder eine 

 feste Station an der Küste hat, welche gleichzeitige Aufzeichnungen der erfor- 

 derlichen Daten liefert, oder, wenn man in kurzen Zeiträumen beobachtet, die 

 Möglichkeit bietet, durch Interpolation die Beobachtungen auf ein und denselben 

 Zeitmoment zu reduciren, haben wir soeben in der allgemeinen Auseinander- 

 setzung der Höhenmessungen behandelt. Der zweite Fall, die Aufnahme eines 

 barometrischen Nivellements über ein Areal und längs . gegebener Linien, er- 

 fordert eine systematische Anordnung der Beobachtungen. Die Ungleichheit der 



