Nr, 16 Sitzung am 4. December. Dr. A. Brezina. 271 



Dp. Aristides Brezina. Das neue Goniometer der k. k. 

 geologischen Reichsanstalt. 



Dasselbe ist nach den Angaben des Vortragenden vom Mechaniker 

 Ernest Schneider in Währing gebaut und in des ersteren Methodik 

 der Krystallbestimmung *) beschrieben und abgebildet. Es ist ein 

 Verticalkreis von 20 Centimeter Durchmesser, in Zwölftelgrade ge- 

 theilt, mit Nonius (zwei um 180° abstehende) Sechstelminuten gebend; 

 der Kreis läuft in einer geschlossenen, an der Stelle der Nonien mit 

 Glasfenstern versehenen Metalldose. 



Die Einstellungsapparate befinden sich an einem vierseitigen 

 Stahlprisma, welches in der innersten Axe mittelst Schraube von der 

 Seite der Handgriffscheiben aus verschiebbar ist. Die Centrirung des 

 Kry Stalles erfolgt durch Schlitten, welche von Differential-Mikrometer- 

 schrauben nach Schneide r'scher Construction getrieben werden, 

 wobei an jedem Schlitten zwei Handgriffscheiben wirken, deren eine 

 eine sehr grobe, die andere eine sehr feine Bewegung bewirkt. Dieselbe 

 Bewegungsweise besitzt die Justirvorrichtung , welche nach der 

 Lang'schen Construction (concentrische Kreisbogen) ausgeführt ist; 

 nebstdem sind für die erste Grobjustirung zwei aufeinander senk- 

 recht wirkende Gelenke am Krystallträger angebracht. 



Zur Messung zerfliesslicher oder rasch verwitternder Substanzen 

 dient eine Stopfbüchse, welche mit Spiegelglasfenstern versehen ist 

 und an der Seite d es Krystalles durch eine geölte, adhärirende, dabei 

 ohne Reibung drehb are Tafel verschlossen ist, welche mittelst einer 

 geölten messingenen Hohlkugel auf einer kleinen Vollkugel des 

 Kry Stallträgers als Reiter aufsitzt; ein langer Schlüssel gestattet für 

 diesen Fall die groben Centrir- und Justirbewegungen vorzunehmen, 

 ohne die Hände in de r Nähe der Handgriffscheiben und des Krystalles 

 zu bringen. Die Stopfbüchse enthält ein Gefäss zur Auufnahme von 

 Chlorcalcium oder eines Schwammes mit etwas Wasser , Salzsäure 

 und dergleichen. 



Alle Klemmungen zwischen Stativ, Limbus, äusserer und innerer 

 Axe sind Schraubenklemmungen zur Vermeidung des bei elastischen 

 Klemmungen möglichen Schleppens. 



Von den zwei Fernrohren trägt das Einlassfernrohr dreierlei 

 durch Revolverbewegung vertauschbare Einlassblendungen: eine offene, 

 von kleinem Dia meter, mit Fadenkreuz für weitgehende Bildtrennung, 

 und zwei mit Milchglas geschlossene mit dem Sehr auf sehen Spalt, 

 beziehungsweise einem feinen Fadenkreuz in grosser Apertur; das 

 Objectiv ist so wie das des Beobachtungsfernrohres achromatisch. 

 Letzteres trägt ein bewegliches Ocular, das in drei Stellungen ver- 

 wendet werden kann, und zwar zur Beobachtung des gespiegelten 

 Lichtsignales, sodann, bei vor das Objectiv geschlagener Vorsteckloupe, 

 zum Erblicken des Krystalles, endlich, wenn an das mit der Loupe 

 verbundene Objectiv angeschoben, wiederum zur Beobachtung des Licht- 

 signales durch das nunmehr verkleinernde astronomische Fernrohr, 

 wodurch das zu einem Bilde gehörige Flächenstück erkannt werden 



') Krystallographische Untersuchungen an homologen und isomeren Reihen. 

 L Theil, Methoden. Wien, Carl Gerold's Sohn 1834. 



