— 101 — 

 II. Metodo sperimentale adottato. 



Per studiare variazioni di lunghezza tanto piccole e che si manifestano in modo 

 così brusco, mi decisi ad abbandonare assolutamente 1' uso di leve. Questo genere 

 di congegno potrà valere a rendere visibili delle lente variazioni, come quelle 

 prodotte dal calore ; ma in ogni modo nei perni e nelle congiunzioni è sempre 

 inevitabile qualche poco di giuoco, che fa scomparire i minimi spostamenti, o fa sì 

 che si manifestino in modo irregolare. Conveniva adunque evitare le congiunzioni 

 a pernio, e inoltre rendere minima la massa del congegno che il filo o l' asta 

 devono muovere al variare di lunghezza. 



Credei quindi che nulla di meglio potevo fare che adottare quello stesso sistema 

 di esilissime molle d' acciaio munite di un leggerissimo specchio, che mi servì a 

 dimostrare e studiare le variazioni di lunghezza del vetro dei condensatori; essendo 

 esso stato già da me descritto (1), posso ora dispensarmi dal tenerne parola, come 

 pure dall' indicare in qual modo dalle letture fatte al cannocchiale possansi cal- 

 colare le vere variazioni di lunghezza. Dirò solo, che la piccola molla a specchio 

 permette d'ingrandire la variazione di lunghezza, per sette od otto mila volte, ed 

 ha inoltre la preziosa prerogativa di poter dare indicazioni istantanee. Per questa 

 proprietà essa valse a distinguere, nel citato lavoro, l' effetto del calore dall' effetto 

 elettrico; e nel presente vedremo, mostrerà fenomeni transitori, che sfuggirebbero ad 

 un meno pronto mezzo di misura. L' asta, filo o sbarra metallica, che si vuol stu- 

 diare, si prolunga superiormente .in una grossa asta d' ottone, solidamente fissata, 

 mentre all' inferiore porta un' morsetto che la collega alla piccola molla a specchio. 

 E inoltre circondata da un' elica per la quale si può far passare la corrente. Ordi- 

 nariamente mi valsi d' un' elica induttrice formata avvolgendo ad una canna di 

 vetro lunga quanto l'asta che si studia e grossa 12 mm , due strati di filo di rame 

 coperto di cotone del diametro di l rnm ' Essa viene fissata all' asta solo nella parte 

 inferiore cosicché quest' ultima la regge, conservando pur tuttavia ogni libertà per 

 variare di lunghezza. Due fili sottilissimi servono ad introdurre la corrente neh" elica 

 senza far ostacolo ai movimenti della sbarra. Altri due fili servono a far passare, 

 quando occorre, una corrente attraverso alla sbarra stessa. 



La ragione per la quale 1' elica deve essere portata dall' asta che si studia, e 

 non essere fissata indipendentemente, è che disponendo le cose in quest' ultima 

 maniera, sarebbe difficilissimo mettere l' asta esattamente nell' asse dell' elica, e quin- 

 di non potrebbero evitarsi nell' atto in cui si lancia la corrente nell' elica, degli 

 spostamenti dell' estremo inferiore dell' asta, i quali darebbero false indicazioni. 



Volendo sperimentare su aste o fili di ferro o d' acciaio, prima cura da aversi 

 è quella d' assicurarsi che sieno privi di magnetismo. Coli' arroventamento è facile 



(1) Atti dell' Acc. di Bologna 1879. N. Cimento, dic. e 1879. 



