— 456 — 



Misura del magnetismo permanente. 



22. Per misurare il magnetismo permanente, in molti casi non occorre nessuna 

 muova disposizione. Basta infatti leggere la deviazione dopo avere aperto il circuito. 

 Ma se la sbarra adoperata è assai corta e grossa, il magnetismo permanente ch'essa 

 acquista è moltissimo minore del temporario, e può accadere che le deviazioni 

 corrispondenti siano troppo piccole. Non si può in questi casi collocare i rocchetti 

 più vicini al galvanometro, giacché diventa più difficile ottenere la compensazione 

 fra i due rocchetti, ed anche perchè le deviazioni prodotte dal magnetismo tem- 

 porario possono divenire troppo grandi e uscire dalla scala. 



Non si può far altro che spostare la sbarra, evitando di scuoterla od urtarla, 

 e porla a minore distanza dall' ago sospeso, quando, misurato che si abbia il ma- 

 gnetismo temporario, vuoisi conoscere il permanente. Naturalmente devonsi pren- 

 dere le massime cure, onde in' esperienze di confronto, la sbarra si collochi sempre 

 nelle stesse posizioni. Perciò è bene che essa riposi sopra alcune lastrine di vetro 

 fra loro collegate, e che 1' estremo della sbarra rivolto verso il galvanometro ap- 

 poggi pure contro una lastrina di vetro, che ne determina la distanza dall' istru- 

 mento. Prendendo poi una sbarra di egual lunghezza di quella adoperata ma assai 

 più sottile, la quale acquista maggior magnetismo permanente, e collocata succes- 

 sivamente nella posizione che ha la sbarra in esperimento quand' è entro il roc- 

 chetto, e sull' altro sostegno più prossimo al galvanometro, sarà facile determinare 

 in qual i-apporto si aumentano nel secondo caso le deviazioni, onde ridurre le mi- 

 sure tanto del magnetismo temporario che del permanente, ad una stessa unità. 



In molte esperienze occorre solo di misurare il magnetismo permanente. Il roc- 

 chetto magnetizzante si tiene allora lontano dall' istrumento di misura, e si porta 

 la sbarra sopra un sostegno prossimo al galvanometro, dopo averla magnetizzata. 



Se la sbarra è assai corta ed assai grossa, per esempio lunga 58 mm e grossa 30 mm , 

 è indispensabile porla a pochi centimetri dall' ago sospeso. In tal caso se l' asse 

 della sbarra non è esattamente all' altezza dell' asse dell' ago sospeso, si ha una 

 causa d'errore nel magnetismo che in essa induce 1' azione terrestre. Così pure se 

 la sbarra non è perpendicolare al meridiano magnetico ed equidistante dai poli 

 dell' ago mobile, si hanno deviazioni dovute all' influenza dell' ago sulla sbarra. Si 

 dovrà dunque far in modo che messa a posto una sbarra non magnetizzata, essa 

 risulti senza azione sull' ago. In caso di deviazione si riconosce se è dovuta a ma- 

 gnetismo permanente della sbarra o ad altre cause, col capovolgerla ; se la devia- 

 zione osservata è solo effetto di calamitazione della sbarra, la deviazione deve can- 

 giar segno senza cangiar valore. 



23. Volendo confrontare il momento magnetico che in varie circostanze acquista 

 una sbarra, s' incontra una grave difficoltà nel magnetismo permanente eh' essa 

 conserva, e che altera le successive misure. È dunque necessario esaminare dap- 



