— 495 — 



Con questa disposizione è facile girare il disco MN nel proprio piano, dell' an- 

 golo che si desidera. Ma occorre anche di riconoscere la direzione della sua po- 

 larità, quando non coincide coli' asse dell' elica. Perciò al disopra del sostegno 

 PQ è collocata una scatola ST a pareti di vetro, entro la quale è sospeso per un 

 sottilissimo filo di seta Z7F, un ago magnetizzato WX collegato ad uno specchietto 

 piano, e vicinissimo ad una lastra di rame YZ destinata a spegnere le oscillazioni. 



Ecco ora come va messo in posto e adoperato 1' apparecchio. 



Il sostegno PQ si dispone in modo che 1' asse dei rocchetti sia approssimativa- 

 mente nel meridiano magnetico ; e quindi, traguardando con un filo a piombo, si fa 

 cadere il filo TJV sul prolungamento dell' asse EF. Inviando una corrente nei roc- 

 chetti in direzione tale da aggiungere il suo effetto sull' ago a quello del magne- 

 tismo terrestre, .1' ago non si muoverà, se 1' asse dei rocchetti è nel meridia- 

 no, essendo i movimenti dell' ago osservati nella solita maniera con cannocchiale 

 e scala. Ma se ciò non accade sarà facile spostare poco a poco 1' intero appa- 

 recchio, finché quella condizione sia soddisfatta. Naturalmente nel fare queste 

 operazioni devesi prima aver tolto di posto il disco MN. Sarà necessario poi di 

 tanto in tanto verificare se la posizione dell' apparecchio ha bisogno di essere 

 rettificata. 



Quando in MN è posto un disco d' acciaio, inviando la corrente, 1' ago non 

 si sposta in modo apprezzabile, se il disco fu dapprima perfettamente smagnetiz- 

 zato. Ma se il disco era già magnetizzato in altra direzione, 1' ago si sposta, e 

 all' aprirsi del circuito resta spostato. Se allora si fa girare il disco insieme al 

 nonnio nella direzione dovuta, 1' ago si accosterà alla posizione iniziale, e vi si 

 fermerà quando 1' asse magnetico del disco sia giunto nella direzione del meri- 

 diano magnetico. In questo modo si determina con precisione la direzione della 

 polarità. 



Come si vede la scala non serve qui per misure, ma per ricondurre sempre 

 1' ago in una posizione costante ; i numeri della scala valgono solo a far conoscere 

 in che senso deve farsi la rotazione del disco. E impossibile commettere un errore 

 di 180° nelle misure degli angoli, giacché se la polarità del disco fosse bensì nel 

 meridiano magnetico, ma coi poli in senso inverso di quelli dei rocchetti, 1' ago 

 sarebbe alla posizione normale, ma al mimmo spostamento del disco, invece di 

 deviare nello stesso senso, esso devierebbe in senso opposto. 



La precisione delle misure degli angoli è tanto maggiore quanto più forte- 

 mente si magnetizza il disco ; per cui a parità di diametro è maggiore coi dischi 

 più sottili. Adoperai generalmente dei dischi d' acciaio rincotìo del diametro di 52 mm 

 e grossi alcuni l" 1 " 1 altri 5 nm . Ad ogni esperienza i dischi erano smagnetizzati col 

 calore, e generalmente una stessa misura era da me fatta con più dischi eguali 

 prendendo poi le medie, eccetto il caso, che raramente si verificò, che i risultati 

 discordassero assai fra loro. Alla fine di una serie di misure avevo cura di ripe- 

 tere per controprova le prime. 



