— 94 — 



I tubi adoperati furono varii. Alcuni erano chiusi definitivamente alla lampada col 

 gas alla pressione voluta, altri erano muniti di tubi con chiavetta, e di manometro. Uno 

 infine, quello che adoperai più largamente, poteva collegarsi mediante tubo munito di 

 chiavetta ad un manometro e ad una pompa, ed era costituito per modo da consentire la 

 variazione della distanza fra gli elettrodi. Esso viene rappresentato dalla fig. 1. Era cilin- 

 drico, aveva la sezione di 5 era. ed era lungo m. 1,50. 



Agli estremi era stato chiuso da tappi che ne determinavano una chiusura ermetica, 

 salvo il passaggio, attraverso al tappo A, del tubicino t che consentiva la comunicazione 



Fig. i 



col manometro e colla pompa, e, attraverso al tappo A', di piccola parte del tubo mm', 

 lungo m. 1,50 e chiuso in m a perfetta tenuta mediante un cappelletto di vetro attra- 

 versato da una asticciuola di platino p. Prima dell' adattamento, tale tubo mm era stato 

 collegato per saldatura dell'estremo interno del filo di platino con una lunghissima spirale 

 di sottile filo metallico adattata lungo la regione interna di un altro tubo di vetro n 

 avente una sezione inferiore a quella del tubo mm' e capace di scorrere in questo con 

 una certa facilità. La lunga spirale saldata per un estremo a p era saldata per l'altro 

 estremo ad un piccolo tappo metallico adattato al tubo n e recante verso l' interno del 

 tubo AA' una asticciuola di alluminio a' costituente uno degli elettrodi del tubo di scarica 

 medesimo. Questa asticciuola era fissata a vite e consentiva la sua sostituzione con altri 

 elettrodi di forma varia. Altrettanto poteva farsi per la asticciuola a pure di alluminio, 

 adattata all'altro estremo A del tubo, a costituirne l'altro elettrodo. 



Tubo di scarica ed appendice mm che complessivamente misuravan la lunghezza di 

 circa 3 metri erano stati appoggiati e legali a tre aste di ebanite e infisse rigidamente in 

 una lunga tavola di legno LM dalla quale però il tubo di scarica rimaneva discosto per 

 circa 14 cm. In R la tavola IM era attraversata da un grosso cilindro di legno soste- 

 nuto rigidamente in direzione orizzontale ma attorno al quale era consentita una rota- 

 zione della tavola. Questa era mantenuta col proprio piano verticale, ma in direzione oriz- 

 zontale, dal cilindro R e dalla pinza di un forte sostegno universale, in 5. 



Alzando 1' estremo M della tavola od abbassandolo oltre la posizione normale si pote- 

 vano ottenere quei convenienti spostamenti del tubo n contenuto in mm che ponessero alla 

 distanza voluta gli elettrodi a ed a . Raggiunta questa distanza (che, per quanto si è detto 

 sulle dimensioni del sistema, poteva variare fra e m. 1,40) si riportava l'asse del tubo 

 nella direzione normale di orizzonta li t c à e si procedeva alle osservazioni. 



