— 128 — 



Tale disposizione, molto nota e spesso adoperata, è la seconda delle due descritte 

 nella Memoria citata nelle prime linee di questo scritto, ed eccone una descrizione più 

 dettagliata di quella datane allora. 



I conduttori principali A, B (fig. 1) di una grande macchina elettrica (tipo Holtz 



a quattro grandi dischi e grande velocità di rotazione) comuni- 

 cano colle armature interne di due identici condensatori C. C' e 

 collo spinterometro DE, mentre le armature esterne sono in comu- 

 nicazione coi due elettrodi di uno degli apparecchi di scarica 

 descritti più oltre. Questi elettrodi (e per conseguenza ancora le 

 dette armature esterne) comunicano però fra loro e col suolo per 

 mezzo di una colonna d' acqua contenuta in un tubo ILM. A tale 

 scopo tre fili di platino I, L, M saldati nel vetro comunicano 

 rispettivamente mediante fili metallici coli' armatura esterna di C, 

 colla terra T, e coli' armatura esterna di C' . La scintilla fra gli 

 elettrodi dell' apparecchio in esperimento è dunque una di quelle, 

 che gli elettricisti italiani del secolo scorso (come il Belli) 

 chiamavano una scarica laterale, od anche quella detta dal Lodge 

 scarica impulsiva. 



La presenza della colonna liquida (la cui resistenza specifica e le cui dimensioni 

 si devono variare a tentativi (1)) permette ai condensatori di caricarsi, sinché non 

 scocchi fra le sfere D, E una scintilla di scarica. Simultaneamente una scintilla scocca 

 fra gli elettrodi comunicanti con 7" ed M, se la distanza fra D ed E non è troppo 

 piccola; ma, sempre in grazia della presenza della colonna d'acqua, si può dire che 

 nell'apparecchio con cui si esperimenta non esistono cariche elettriche sensibili che 

 durante la brevissima durata di quelle scintille, ciò che elimina, o riduce al minimo, 

 in molti casi certe cause di errore, specialmente dannose quando si hanno corpi leg- 

 gieri mobilissimi. I condensatori C, C ebbero in vari casi diverse capacità. Quando non 

 si avvertirà nulla in contrario si intenderà, che la capacità C di ciascuno di essi sia 

 di 37620 unità elettrostatiche. In realtà quei condensatori erano costituiti ciascuno 

 con 54 grandi giare variamente collegate a norma del bisogno. 



II numero delle scariche che si hanno in ogni minuto secondo è tanto maggiore 

 quanto più piccola è la capacità dei condensatori, e quanto più piccola è la distanza 

 fra le sfere D ed E, distanza che d'ora in poi indicherò sempre colla lettera s, espri- 

 mendola in millimetri. 



Colla capacità indicata più sopra si avevano da una a quattro scariche al secondo, 

 variando il valore della distanza s entro limiti convenienti. 



(1) Il più delle volte il tubo I L M ebbe circa 30 e. di lunghezza ed 1 e. di diametro, e conteneva 

 acqua distillata. Bisogna assicurarsi che nessuna luce appaia sugli elettrodi negli intervalli di tempo fra 

 una scintilla e l' altra. Questa condizione è molto importante nel caso delle esperienze della Parte 

 Seconda, mentre lo è assai poco nel caso delle esperienze di questa Prima Parte. 



