40 SÉANCE DU 6 JUIN 



turbatrice de la self induction et de la capacité, et permet 

 en outre de déterminer exactement la puissance moyenne 

 consommée dans un appareil quelconque, dans un temps 

 donné. 



Elle dérive du dispositif classique des trois ampèremè- 

 mètres ou des trois voltmètres, mais ces appareils sont 

 remplacés par trois résistances en constantane rigoureu- 

 sement égales et placées dans de petits calorimètres iden- 

 tiques. 



Chacune de ces trois résistances est formée de quelques 

 spires seulement, enroulées bifilairement. 



Dans ces conditions, la self induction et la capacité sont 

 réduites au minimum et peuvent être considérées comme 

 pratiquement nulles, même pour les courants de fréquence 

 élevée qui ont servi dans les expériences préliminaires. 



Lorsque la puissance à mesurer est suffisamment grande, 

 on peut négliger la puissance consommée dans les calori- 

 mètres, et deux des résistances peuvent alors être placées 

 dans le même calorimètre. 



Il est aisé de démontrer que dans ce cas la puissance 

 consommée dans la dérivation où se trouve l'appareil 

 d'utilisation est rigoureusemeni proportionnelle à la diffé- 

 rence des chaleurs dégagées dans les deux calorimètres en 

 un temps donné, et cela quelle que soit la forme sous 

 laquelle l'énergie électrique est absorbée (mécanique, 

 thermique ou chimique). 



En effet, dans le dispositif des trois ampèremètres, on 

 sait que l'énergie consommée a pour expression : 



w, = 4 



t t t . 



ÇiKdt— Çi\.dt— Ç i\dt 



o J 



R désignant la résistance de la dérivation sans self induc- 

 tion, i le courant total, i x le courant utilisé, i 2 le courant 

 dérivé. 

 Dans la méthode calorimétrique qui lui a été substituée, 



