SÉANCE DU 6 JUIN 4i 



la différence des chaleurs dégagées dans les deux calori- 

 mètres est donnée par la relation : 



0, - Q 2 - i 



i t t 



\ 



J étant l'équivalent mécanique de la chaleur, r la résis- 

 tance d'un des enroulements en constantane. 

 En combinant ces deux équations, il vient : 



w, = ~ ( y, - Q 2 ) = a ( o, - Q, 



L'énergie électrique consommée, quelle que soit sa na- 

 ture, est donc rigoureusement proportionnelle à la diffé- 

 rence des chaleurs dégagées dans les deux calorimètres. 



Une première série de mesures a été effectuée sur la 

 puissance consommée dans un électro-aimant massif par- 

 couru par des courants alternatifs et a donné des résultats 

 très concordants, à la condition de tenir compte des cor- 

 rections du refroidissement des calorimètres pendant la 

 durée de l'expérience. 



M. C. Margot, préparateur au Cabinet de physique, pré- 

 sente un galoanomètre thermoélectrique très simple, devant 

 servir dans les cours de physique expérimentale à la dé- 

 monstration des lois de la chaleur rayonnante. Cet appa- 

 reil dérive de la pile thermoélectrique primitive de 

 Seebeck, en ce sens que l'auteur a cherché à lui donner 

 une sensibilité très grande. Il est formé d'un seul couple 

 d'un alliage de cadmium-antimoine et de bismuth, soudé 

 latéralement dans une entaille faite dans un bloc de cuivre, 

 au centre duquel se déplace une aiguille aimantée sous 

 l'influence des courants produits par l'action de la chaleur 

 rayonnante sur une des soudures antimoine-bismuth. 



L'appareil a reçu les perfectionnements qui sont appli- 

 qués aux galvanomètres de précision : amortissement très 

 grand par suite de la présence de la masse de cuivre, em- 



