114 SÉANCE DU 1 er DÉCEMBRE 



l'être, les erreurs provenant de la capillarité rendraient 

 cette exactitude illusoire.il faut donc réduire simultanément 

 et d'une manière équivalente ces deux causes d'incertitude. 



A la première il peut être remédié par l'emploi du cathé- 

 tomètre, que l'on trouve aujourd'hui dans tous les cabinets 

 de physique, et qui permet l'approximation de Vioo de milli- 

 mètre lorsqu'il est bien construit, el convenablement employé. 



Pour corriger les erreurs de capillarité, chaque liquide est 

 placé séparément dans un tube recourbé dont la branche de 

 jonction est tournée vers le bas. Les deux branches verticales 

 étant de même diamètre, les erreurs de capillarité, égales et 

 contraires se neutralisent. De plus, les différences acciden- 

 telles de second ordre sont très réduites par le grand dia- 

 mètre des tubes (environ 17 mm. diam. intérieur). 



Le nettoyage des tubes est facilité par leur grand diamètre, 

 l'ouverture libre de l'extrémité supérieure, l'existence d'un 

 robinet de verre à l'extrémité inférieure, el la facilité de 

 détacher les tubes de l'appareil total. 



Au lieu de faire le vide on comprime l'air dans les deux 

 tubes à la fois, du côté de la courte branche, au moyen 

 d'une petite pompe foulante, puis on tourne un robinet 

 pour assurer la constance de pression pendant les mesures. 



M. le Prof. Thury présente également un cathétomèlre à 

 crémaillère. Les personnes qui ont eu l'occasion d'employer 

 le cathétométre savent combien il est difficile de régler le 

 chariot qui porte la lunette d'observation; trop libre, les lec- 

 tures deviennent incertaines ; trop serré, il glisse avec peine 

 sur la colonne, et l'effort nécessaire pour le soulever risque 

 de déplacer un peu soit la colonne sur son axe, ou même 

 l'instrument total; en tout cas la manœuvre devient assez pé- 

 nible. M. Thury a fait construire à la Société genevoise un cathé- 

 tométre qui n'offre pas ces inconvénients. La colonne porte 

 une double crémaillère située à droite et à gauche de la gra- 

 duation; le chariot, porte, sur un axe horizontal, un double 

 pignon et deux têtes moletées, permettant de mouvoir aisé- 

 ment le chariot, en se servant si l'on veut des deux mains. 

 L'effort de frottement que le chariot exerce sur la colonne 

 se trouve exactement équilibré par l'effort égal et de sens 



