Ei\ NEfiRLAMffi ET EN DIVERS LIEUx DE L'EUUOPE. 27 



Ie 25 mc et Je 28 me degré de latitude, dans la nier des Indes, monlc a 7G4 m.m., 

 et a 765.5, vers Ie 25 mo degré L. A. La hauteur du baromètre a'u cap de 

 Bonne Espérance, résultant des obscrvations de 1842 — 1855 faites par M. 

 Maclear, comme étant de 50.075 pouees anglais au niveau de la mer, cor- 

 respond a 705.84 m.m. A. 50° environ, et plus de latilude australe la pres- 

 sion parait diminuer jusqu'a 747 environ comme en Islande; mais nous som- 

 mes loin de suivre M. Maury dans ses hypotheses. 



Revcnons a notre sujet: la comparaison des obscrvations Neèrlandaiscs et 

 de celles des autres parties de 1'Europe. 



Les baromètres sont comparés d'une maniere exacte et a plusieurs repri- 

 ses par M. Ie Dr. Krecke. A Utrecht, nous avons un baromètre é talon 

 de M. Newman, un autre comparè avec celui du college de Franco et un 

 troisiéme de 18 m.m. de diametro construit par M. Epkens. Nous observons 

 un baromètre a siphon de M. Becrer, qui a aussi construit les instruments 

 qu'on observe a Groningue, a Leeuwardc et a Maastricht. Ce dernier a été 

 comparé par M. Dove, en 1850. La dilTérence était de deux centièmes de 

 ligne de Paris. Il est place a 15 n, .12 au-dcssous de A.P. \ 



Au Helder, on a un baromètre de M. E. Wenckebach, frère du Proies- 

 seur de cc nom. L'instrument y est place a la hauteur de 5 m .50 + A.P., 

 il marque 0.177m.m. de moins que Ie baromètre d'Utrecht. 



A Groningue, Ie baromètre est place a 15 na. -f A.P., il indique 0' n .02 

 de moins que celui d'Utrecht. 



A Leeuwarde, Ie baromètre est place a 7 m .40 + A.P. Jusqu'en 1858 il mar- 

 quait 0.25 en plus, et ensuite, 0.74 en moins de celui d'Utrecht, après que la 

 branche ouverle fut devenue opaque et que l'inslrument eul été nettoyé. Peut- 

 être que 1'échelle n'a pas été tres cxactement remise en place. 



A Flessingue, rinstrument de M. Newmaiv est place a 15 m .l -j- A.P., les 

 indicalions sont réduites au niveau de la nier, il marque m .28 de trop. 



A Maastricht, Ie baromètre est place a 50 m .50 + A.P., il est inférieur de 0.14. 



A Breda, je ne connais pas 1'élévation, mais 1'instrument a été plus d'une 

 Ibis reconstruit par M ÏIartiivg; en 1855 la correction était de 0.161. 

 A la suite de ce procédé la valeur moyenne de la pression est un peu 

 incerlaine et peut être aiïéclée d'une erreur de 0.2 ou 0.5 m.m. 



*) On se rappcllc que A. 1'. est mie iiiarque du plan nomial des travtiux liydrauliqucs des Pays- 

 Bas, noinmée Amsterdamsch peil. KI Ie est placée a 0,35 au-dessous du niveau inoyen de la raev. 



17* 



