6 SÉANCE DU 6 JANVIER. 



antérieurement. Cet appareil thermique, décrit en 1884 dans 

 son rapport par M. Ém. Gautier, directeur de l'Observatoire, 

 est disposé de manière à pouvoir fonctionner alternative- 

 ment comme étuve ou comme glacière. 



Trente-huit chronomètres ont subi toutes les épreuves du 

 second concours. 



On a étudié en outre un chronomètre appartenant à la 

 Société des Arts, muni d'un balancier non compensé. Il avait 

 un spiral en acier en 1884, et en 1886 un spiral en palladium. 

 La pose de ce balancier et de ces spiraux est due à l'obli- 

 geance de M. Ékegrén. 



La durée des épreuves a été divisée en 14 périodes de 

 cinq jours chacune, séparées par un jour intermédiaire des- 

 tiné à permettre aux chronomètres d'acquérir sûrement la 

 température nouvelle à laquelle est portée l'étuve. 



En 1884, les températures vont d'abord en montant de 5 

 en 5 degrés, -(- 5° à + 35° centigr., pour redescendre en- 

 suite de même de + 35° à-f-5°; tandis qu'en 1886 cet ordre 

 a été renversé. 



Parmi les causes d'écarts entre les diverses marches d'un 

 chronomètre, on peut citer : 



1° La différence de position d'un chronomètre. 



2° La variation de la force motrice. 



3° Les variations de la fluidité des huiles. 



4° Les variations de température. 



Pour éliminer les deux premières causes, on a maintenu 

 invariablement les chronomètres dans la même position 

 horizontale, cadran en haut, et on les a remontés tous les 

 jours à peu près à la même heure. 



La troisième cause d'écarts joue un rôle complexe, dont le 

 principal résultat est de produire sur la marche une certaine 

 accélération, due à l'épaississement graduel de l'huile sous 

 l'influence du mouvement des métaux qu'elle baigne, à cause 

 de l'action oxydante de l'air. Yvon Villarceau a démontré 

 que pour la disposition usitée de l'échappement, cette accélé- 

 ration devait être en avance, ce qui est confirmé par les 

 chiffres d'observations. 



L'action de la température sur le régulateur nécessite la 

 compensation des chronomètres. 



