56 SÉANCE DU 1 er NOVEMBRE. 



recherches spéciales, un thermomètre à air ou à hydrogène, 

 dont le réservoir fûl de petite dimension et pût en outre se 

 déplacer indépendamment du manomètre. La disposition qui 

 a donné les meilleurs résultats est la suivante. Le réservoir, 

 de 1 centimètre cube de capacité environ, est soudé à un tube 

 capillaire étroit convenablement coudé, de 15 à 20 centi- 

 mètres de longueur, coupé franc à son extrémité, et mastiqué 

 par un joint rodé dans une des branches d'un tube en U de 

 6 à 7 centimètres de hauteur. Ce dernier contient une petite 

 quantité de mercure qui isole le gaz enfermé dans le réser- 

 voir. Son autre branche communique par un tuyau de caout- 

 chouc garni de toile extérieurement, d'une part avec un grand 

 manomètre à air libre, et de l'autre avec une petite pompe à 

 air qui permet d'obtenir la pression nécessaire pour ramener 

 à un volume constant le gaz du réservoir. Un fil de platine, sui- 

 vant Taxe du tube capillaire, vient déboucher au-dessous et très 

 près de l'extrémité de celui-ci, au milieu du petit tube en U; 

 et le mercure de ce tube, venant en contact avec ce fil, ferme 

 un circuit électrique et actionne une sonnerie, ou bien, ce 

 qui semble encore meilleur, provoque automatiquement le 

 mouvement d'un robinet qui ferme le grand manomètre; on 

 peut alors lire la pression à loisir. Cette disposition du point 

 de repère élimine sensiblement les erreurs dues à la capilla- 

 rité dans le tube en U, sans augmenter trop l'espace 

 nuisible. Elle est très analogue à celles que M. Cailletet et 

 M. P. Chappuis ont publiées de leur côté dans le courant de 

 cet été. 



M. Le Royer indique quelques-unes des précautions et des 

 corrections que comporte l'emploi de cet instrument, et 

 signale en particulier un fait assez remarquable. Le réservoir 

 qui a été surtout étudié, était construit en verre trop tendre 

 et filait légèrement sous l'action de la pression intérieure, aux 

 températures élevées, en sorte que sa capacité, lorsqu'on le 

 ramenait à 0°, se trouvait avoir augmenté d'une manière per- 

 manente, et que la pression observée était un peu plus basse 

 qu'avant le chauffage. Dans une observation, par exemple, la 

 pression initiale à 0° étant de 752 mm ,62, tombait à 751,37 

 après que le réservoir avait été maintenu pendant longtemps 

 sous pression à 100°. Elle resta ensuite constante; deux jours 



