OVER DE ELECTROLYSE VAN F. ENIGE ZILVEBZOUTEN. 45 



welke régulateur voor gematigde temperatuw {zij deze 35°) zich hc- 

 vindt in bad C'. 



De lampen zijn voorzien van een dopje van metaalgaas (b.v. van 

 koper), om het inslaan der vlammen te voorkomen, van een wen- 

 schelijke structuur, zoodat de vlam niet walmt, want dan zou het 

 onmogelijk kunnen worden, de temperatuur constant te houden. 



!2 . De regulateur-lamp. Deze bestaat in een vcreeniging der twee 

 lampen I en C (reeds hoven gezegd pag. 44), bijgevolg een enkele 

 lam p uitmakende. De constructie dezer lamp is een zoodanige, dat 

 in een gaslamp naar Bunsen (noemen we de huis dezer lamp L\ van hel 

 nieuwe model, namelijk met een schroei', teneinde de hoeveelheid 

 gas te kunnen regelen) zich bevindt een koperen buis, zij deze 

 aangegeven door M, aangebracht in het kegelvormig gedeelte der lamp 

 (deze buis M is voorzien van een kraan, en deze kraan van een hefboom, 

 om de hoeveelheid beter te kunnen regelen. Deze buis .1/ staat in 

 gemeenschap met de gasleiding, en zoo ook buis L der oorspron- 

 kelijke lamp, thans omgezet in een lamp eener //////ere constructie 

 (als gevolg van het aanbrengen van buis .1/), gehceten regulateur-lamp, 

 bijgevolg gas ontvangende door twee buizen L en .1/ (terwijl is 

 verondersteld, dat het gas staat onder constanten druk, in geval het 

 er meer nauwkeurig op aankomt), die niet in gemeenschap staan 

 met de gewone gasleiding van het Laboratorium, maar een eigen 

 gasmeter hebben. 



Verwarming. Bad B (bestemd voor hooge temperaturen) is om- 

 geven met dikke platen van asbest, behoudens een gedeelte van 

 den bodem, om plaats te maken voor de vlam. Tusschen de baden 

 B en D zijn minstens twee zeer dikke platen van asbest te plaat- 

 sen, de een op weinigen afstand van de andere, en der vereischte 

 afmetingen, lettende op liet grootc verschil in temperatuur der twee 

 baden. Overigens vangt men aan, bad B te verhitten met het 

 gas door buis L van de regulateur-lamp (zie boven), terwijl in 

 denzelfden tijd (beter is het, dit nog vroeger te beginnen; terwijl 

 wordt verondersteld, dat er een AY/r///-leiding ter beschikking is) 

 bad C op zijn temperatuur wordt gebracht. Is de temperatuur van 

 bad B ongeveer bereikt, dan wordt de régulateur voor hooge tem- 

 peraturen geregeld (deze bevindt zich in bad C\ het luchtreservoir 

 er van is in B geplaatst, zie pag. 43); en hetzelfde is gedaan 

 met den tweeden régulateur, voor een temperatuur zij deze van 35 : 

 zie vroeger (beter is, zooals reeds werd opgemerkt, dit te doen 

 voorafgaan). Als dat alles is geordend, dan wordt de kraan r/m 

 buis M geopend (zie boven), en regelt men de hooge temperatuur 

 op de welbekende wijze. Bijgevolg heeft men bij de regulateur-lamp 



