— 125 — 



facilmente può essere utilizzata, ma che se l'apparecchio non é ben co- 

 struito non riesce allo scopo. Si tratta di far passare il sangue dal vaso 

 in un recipiente adattato alla pompa, chiuso da rubinetti e in comunica- 

 zione con l'aria esterna solamente per i fori di un rubinetto che serve a 

 dar uscita all'aria cacciata dal sangue. 



Il recipiente é tarato e può con un semplice giro di rubinetto essere 

 posto in comunicazione con la pompa. I gas che si sviluppano in mezzo 

 al sangue lo fanno uscire dal recipiente ed entrare nella pompa. Perchè 

 l'apparecchio serva bene, bisogna che le aperture dei rubinetti siano di 

 3 a 4 millimetri. 



Quello che io possiedo unito al vecchio modello di Pompa Pflùger- 

 Geissler ha i fori dei rubinetti di 2 millimetri appena e si presta quindi 

 assai male a questa prova. 



Credo facile tuttavia ovviare a tale inconveniente ungendo con olio di 

 vasellina o anche irrorando semplicemente con una soluzione eterea di un 

 grasso l'interno degli apparecchi e facendo spostare il sangue da olio 

 o da mercurio a secondo del caso, ma non mi sono dato a curare questa 

 disposizione, che, ripeto non é difficile certo ad ottenersi perché mi é 

 parso che il timore di una variazione nei gas del sangue per un periodo 

 inferiore e di molto a un minuto, anzi inferiore a mezzo minuto, fosse 

 -assolutamente infondato. 



Innanzi tutto la superfìcie di contatto con l'aria atmosferica è assai 

 piccola, perché all'uscita dall'arteria o dalla vena il sangue é portato dalla 

 cannula nel fondo del cilindro e sale su questo presentando sempre una 

 •superfìcie limitatissima in contatto con l'aria. 



Questa superficie rimane immutata perché la cannula che aspira il san- 

 .gue per portarlo nella pompa assorbe gli strati inferiori e lascia nel cilindro 

 i superiori. Ora attesa la necessità di azioni fìsiche e chimiche abbastanza 

 energiche per togliere o dare o CO 2 al sangue, attesa la rapidità con 

 cui l'esperienza si compie e la particolarità sopraccennata, mi é parso 

 inutile misura di precauzione quella usata da alcuni autori. 



Quanto al sangue venoso io avverto qui di non aver voluto istituire 

 •esperienze che diano propriamente dei valori di confronto con l'arterioso, 

 cosi come sarebbe necessario per una ricerca fisiologica di interesse gene- 

 rale riguardante cioè il ricambio gasoso del sangue in genere, a me pre- 

 meva il confronto fra i due metodi di determinazione e perciò ho eseguito 

 anche molte prove su sangue defìbrinato, oltre a quelle su sangue appena 

 tolto dalla circolazione. 



So bene che quando si voglia mettere a confronto i gas del sangue 

 venoso con quelli dell' arterioso occorre prendere le prove dal cuore destro 

 mediante una sonda introdotta dalla giugulare, ma comprendo anche Pe- 



Serie V. — Tomo X. 17 



