381 



sensibile all' elettrometro, vale a dire, basta mettere uno dei capi del cir- 

 cuito di quello in comunicazione col disco, e 1' altro capo colla cassa di 

 zinco e col suolo. La Tav. XI dà i risultati ottenuti, essendo però i espresso 

 in unità arbitrarie (millimetri della scala galvanometrica). 



Tav. XI. Punta a 2 e. dalla reticella 



d 

 mni. 



Punta -t- 



Punta — 



1 



-4- 100 



— 153 



9 



» 15 



» 28 



5 



» 5 



» 8,5 



10 



» 2,5 



» 3,5 



Come si vede, la rapidità, con cui i decresce al crescere di d, è anche mag- 

 giore di quella, che risultava dall'ultima colonna delle Tav. IX e X ; ciò che 

 conferma, che neppure colla capacità di oltre un decimo di microfaraday si 

 è esenti dall'errore, che provviene dal graduale caricarsi del disco collettore. 



Ho creduto di dovermi molto estendere nel dimostrare l' influenza dan- 

 nosa del potenziale, che il disco va acquistando mentre riceve le cariche 

 dai ioni che lo colpiscono, perché il metodo sperimentale di misurare i 

 coli' elettrometro é frequentemente adoperato. Credo anzi che in molti casi, 

 se gli sperimentatori avessero preveduto l'esistenza d'una simile causa 

 d' errore, i loro risultati avrebbero mutato alquanto. 



10. In quasi tutte le esperienze fin qui riferite, la distanza fra la punta 

 posta entro la cassa di zinco e la reticella metallica fu mantenuta al va- 

 lore di 2 centimetri. Se si varia questa distanza, i fenomeni non riman- 

 gono sostanzialmente modificati. 



Lo stesso si dica in quanto alla rapidità dell' afflusso dell' elettricità 

 alla punta. Questa rapidità può farsi variare assai, semplicemente variando 

 la velocità di rotazione dei dischi della macchina. Per esempio, posta la 

 punta a 6 centimetri dalla reticella, il potenziale di essa ha potuto variarsi 

 da 6576 a 11376 volta, in valore assoluto, semplicemente modificando quella 

 velocità. La Tav. XII, che dà i valori di i per due distanze d fra reticella 

 e disco, fa vedere, come i cresca assai più rapidamente del potenziale 

 della punta. 



Tav. XII. Intensità i in ampère 



Potenziale della punta 



a 



mm. 



10 

 20 



0576 



21,78. IO- 12 

 19,36 » 



11376 



106,48. 10~ 12 

 91,96 » 



Serie V. — Tomo X. 



50 



