— 602 — 



di cui il cannello EF ferma l'asse. GHIL rappresenta nella figura una 

 delle quattro lastre, MN, OP le due vicine viste di taglio. Esse comu- 

 nicano tutte col filo QR, che va all' elettrometro, per mezzo di un lungo 

 e flessibile filo metallico, il quale, dopo aver percorso sino in <S l' interno 

 del cannello EF, esce da un foro laterale, e dopo avere formato un'ansa, 

 arriva in Q. Una scatola cilindrica TT di sottile alluminio ricopre le 

 lastre metalliche, ed infine una campanella di vetro sottilissimo U copre 

 alla sua volta il cilindro d'alluminio. La campanella é unita con ceralacca 

 ad un anello d' ottone VX, la cui faccia inferiore ben piana, finamente 

 smerigliata e spalmata di grasso, si applica sul disco AB a perfetta tenuta. 

 Infine una diramazione Y del tubo SQ fa comunicare l' interno della cam- 

 panella colle pompe a mercurio, mediante le quali si riduce a circa 

 m "\ 0002 la pressione dell' aria. 



Dato che i raggi X giungano, come nel caso della fig. 1, da Sinistra, 

 soltanto una delle quattro lastre, e precisamente la MN, sarà colpita da 

 essi, e 1' ettrometro misurerà il potenziale che essa acquista; ma girando 

 successivamente di 90° il tappo E, le altre tre lastre prenderanno succes- 

 sivamente il posto della prima, dopo di che con inversa rotazione esse 

 potranno essere esposte in ordine contrario. Prendendo la media dei due 

 risultati dati da una stessa lastra, l' effetto della graduale modificazione 

 del tubo produttore dei raggi resterà sensibilmente eliminato. 



Se poi si ripeteranno le esperienze dopo avere aperto 1' apparecchio e 

 sostituite tre delle lastre con altre di diversa natura, lasciando però la 

 quarta al suo posto, questa servirà a rendere comparabili fra loro le mi- 

 sure delle due serie, riducendo i numeri ricavati nella seconda ai valori 

 che si sarebbero avuti, qualora la sorgente dei raggi X non si fosse modi- 

 ficata. 



Come si vede, la difficoltà relativa alla variabilità della sorgente delle 

 radiazioni resta sensibilmente soppressa; e siccome si ebbe cura di rive- 

 stire di nerofumo l' interno del cilindro TT e tutto ciò che di metallico 

 esso contiene, all' infuori delle faceie esterne delle quattro lastre in espe- 

 rimento, anche il trasporto di elettroni negativi verso il metallo colpito 

 dalle radiazioni é indotto al minimo. Tuttavia 1' apparecchio descritto pre- 

 senta qualche inconveniente, e principalmente quello dipendente da! fatto, 

 che 1' azione sulle tre lastre non direttamente esposte non é nulla, come 

 si è veduto. 



Per questo motivo i valori seguenti, ottenuti coli' apparecchio della fig. 3, 

 non possono essere presi che come approssimativi, e tutt' al più come 

 idonei ad indicare in qual ordine i diversi conduttori devono essere collo- 

 cati, in quanto al massimo potenziale positivo acquistato sotto 1' azione dei 

 raggi di Rontgen. 



