— 236 — 



la sensibilità potè variarsi a seconda del bisogno, tanto che il potenziale 

 di 1 Volta era rappresentato, ora da una deviazione di 4 mm. della scala, 

 ora da una maggiore, sino a 200 o più millimetri. 



Per ridurre in Volta le deviazioni lette, allorché ciò era necessario, 

 feci uso d' una coppia campione Latimer-Clark costruita da Elliot Br. 



3. Misura della dispersione prodotta dai raggi X. Per valutare la 

 dispersione elettrica prodotta, sia dai raggi ultravioletti, sia dai raggi X, 

 i fisici hanno ricorso generalmente a misure di tempo, e cioè hanno de- 

 terminato nelle varie esperienze il tempo che occorre affinchè il potenziale 

 di un conduttore passi, per causa delle radiazioni, da un dato valore ad 

 un altro più piccolo, che può essere zero. In molte mie esperienze relative 

 alla dispersione prodotta dai raggi ultravioletti ho invece misurato la va- 

 riazione di potenziale prodotta in un tempo costante, oppure il potenziale 

 assunto da un conduttore inizialmente scarico, che raccoglie parte dell'elet- 

 tricità dispersa dal corpo elettrizzato. Ma è evidente che in tutti questi casi 

 (ad eccezione degli ultimi sotto certe condizioni) la quantità misurata diret- 

 tamente dipende bensì dalla quantità di elettricità dispersa nell' unità di 

 tempo, e cresce o cala al crescere o al calare di questa, ma non è pro- 

 vato che gli sia proporzionale. 



Un metodo migliore per studiare la dispersione è quello del galvano- 

 metro, già adoperato da Stoletow per studiare la dispersione actino- 

 elettrica. Supponiamo che un conduttore, esposto all' azione di raggi X o 

 di raggi ultravioletti, sia in comunicazione col polo isolato d'una pila per 

 mezzo del filo di un galvanometro. L' intensità i della corrente che per- 

 corre questo istrumento non sarà altro che la quantità di elettricità che 

 nell' unità di tempo abbandona il conduttore, il quale viene rifornito con- 

 tinuamente di elettricità dalla pila. Ma l' intensità i è in generale estrema- 

 mente piccola, ed appena si può applicare questo metodo nel caso dei 

 raggi ultravioletti, quando a piccolissima distanza dal conduttore se ne 

 trovi un altro comunicante col secondo polo della pila. 



Il metodo da me addottato, che in fondo è equivalente a quello del 

 galvanometro, è applicabile in qualunque caso, anche quando il condut- 

 tore esposto ai raggi attivi è lontano dagli altri conduttori. In questo me- 

 todo l' intensità della corrente è desunta dalla differenza di potenziale alle 

 estremità d' una grandissima resistenza costante. 



Sia R (fig. 2) il conduttore che per opera delle radiazioni perde la sua 

 carica. Esso comunica in pari tempo collo strumento di misura E (elet- 

 trometro a quadranti) e col polo isolato di una batteria A di piccoli ac- 

 cumulatori, di cui il polo opposto comunica col suolo ; ma nella comuni- 

 cazione fra R e gli accumulatori è intercalata una grandissima resistenza, 



