— 238 — 



Supponiamo ora che, in un modo qualunque, si modifichi l' intensità 

 delle radiazioni. Il potenziale v i muterà,, aumentando o diminuendo, sempre 

 pei'ù rimanendo minore di r , secondo che si sarà diminuita o aumentata 

 quella intensità, e se v[ è il suo nuovo valore, u — u\ sarà proporzionale 

 alla nuova quantità di elettricità dispersa nelP unità di tempo. 



Ma non si può senz' altro ritenere che la diversità fra i due valori o — v l 

 e v — v[, che sono proporzionali alle quantità di elettricità disperse nel- 

 i' unità di tempo, sia effetto soltanto della diversa intensità delle radiazioni. 

 V é infatti un' altra causa per cui, anche indipendentemente dalla variata 

 intensità delle radiazioni, deve essere diversa nei due casi 1' elettricità 

 dispersa, ed é la diversità di valore del potenziale, che era v x nel primo 

 caso ed è v[ nel secondo. In realtà, basta cambiare (come si vedrà più 

 oltre) il numero degli accumulatori formanti la batteria A, e cosi cam- 

 biare i potenziali v Q e i\ , perché si trovino valori diversi per la diffe- 

 renza o — u x , pur conservando una data intensità di radiazione. 



Per eliminare dalle misure l' influenza dei diversi valori che ha il po- 

 tenziale del conduttore R mentre agiscono le radiazioni, si può ammet- 

 tere che la quantità di elettricità dispersa nelP unità di tempo sia propor- 

 zionale a quel potenziale. Ciò non é vero a rigore (come si vedrà), ma si 

 può ammettere in via di approssimazione, tanto più che le variazioni del 

 potenziale del conduttore R in una serie di misure sono generalmente 

 piccole in confronto ai valori del potenziale stesso. Per conseguenza, nei 

 due casi considerati in cui, in causa di diversa intensità della radiazione, 



il potenziale eli R é una volta Cj e un' altra volta v[ , si potranno assumere 



p — — p p •— — p 

 i rapporti — - e — — j— - 1 come misura dell'effetto prodotto dai raggi nei 



due casi. 



La quantità - e — — , che é proporzionale alla quantità di elettricità che 



perde il conduttore R neh' unità di tempo e per unità di potenziale, sarà 

 sempre in seguito designata con d, e chiamata semplicemente dispersione. 

 Evidentemente per calcolare d non v' è bisogno di esprimere in Volta le 

 deviazioni elettrometriche. 



La sensibilità e la precisione delle misure, dipendono molto dal valore 

 che si dà alla resistenza del tubo T. Se questa è troppo piccola, i valori 

 di Cj sono sempre troppo vicini a b Q , e la differenza v — d 1 non può valu- 

 tarsi con sufficiente precisione ; se é troppo grande, la deviazione corri- 

 spondente a Cj diviene instabile, e le varie cause d' errore aumentano 

 nella loro relativa importanza. Il miglior valore della resistenza si fisserà 

 quindi in base a qualche tentativo. In generale ho dato al tubo T la lun- 

 ghezza di circa 80 e. ed un diametro interno di circa 1 millimetro; ma in 

 certi casi ho trovato conveniente d' impiegare resistenze anche maggiori. 



