133 



Punkten a'\ u", welche man nur durch Ziehen von Geraden erhält, 

 an C 2 die vier Tangenten T," r 2 " r 3 " T 4 " legt, so werden sich diese 

 in sechs neuen Punkten der Curve J s durchschneiden, unter denen 

 sich selbstverständlich auch die Punkte a" «'• befinden. Es ist klar, 

 dass man derartig aus den beiden gegebenen Vierseiten (T) (T') 

 weitere neun Vierseite {T") d. h. weitere 54 Punkte der Curve J 3 

 ableiten kann. 



■■ . 

 Prof. K. V. Z e n g e r sprach zuerst über ein neues Sonnenocular 



und hierauf über ein neues Positionsmicrometer wie folgt: 



Ueber ein neues Sonnenocular. 



Die Beobachtung der Sonne mit kräftigen Fernrohren bietet 

 bekanntlich eigenthümliche Schwierigkeiten dar, indem die intensive 

 Licht und Wärmestrahlung einen kräftigen Schutz des Auges erforderlich 

 macht. 



Es wurden hiezu angewendet in erster Keine die Absorption 

 durch farbige sehr dunkle Gläser, die aber den Übelstand haben, die 

 Sonne zu färben und sich sehr stark eben durch die Absorption zu 

 erhitzen, so dass sie häufig springen und abschmelzen. Dem ersteren 

 Übelstand suchte man zu begegnen, indem man schwarze oder rauch- 

 graue Gläser (neutral tint) Gläser anwendete, die allerdings die Sonne 

 nahezu weiss erscheinen lassen, allein auch die feinen Details der 

 Färbung der Sonnenflecken verlöschen. Herschel wandte einfach Tinte 

 als Absorbens an, allein auch diese, wiewol schöne weisse Färbung 

 gebend, löscht zarte Farbentinten aus, und die Bewegung der sich 

 erhitzenden Flüssigkeit ist scharfem Sehen ebenso einträglich, als 

 unebene Flächen bei den Blendgläsern. 



Viel zweckentsprechender ist dagegen die durch Reflexion von 

 plan parallelen Glasplatten oder auch von Prismensystemen in sehr 

 verschiedener Form durchgeführte Schutzvorrichtung, das von der 

 unbelegten Glasfläche wie von einem Spiegel jedoch sehr schwach 

 reflectirte Licht gestattet unter Anwendung schwach blau gefärbter 

 Gläser die Sonne namentlich bei Finsternissen leicht zu beobachten, 

 indem das meiste der Wärme und Lichtstrahlung durch die Plan- 

 parallelplatte hindurchgeht. Jedoch ist auch hier die Schwächung 

 nicht genügend und müssen, wenn auch schwache, Blendgläser ange- 

 wendet werden. 



