140 



mit den gewöhnlichen Okularen, und in obiger Abschwächung erhalten 

 werden. 



Dieses Ocular wird auch wesentliche Dienste leisten können bei 

 Beobachtung des Mondes mit grossen Objectiven, und der hellereu 

 Planeten, so wie Fixsterne, namentlich solcher Doppelsterne, deren 

 Hauptstern durch seinen Glanz die Nebensterne dem Auge unsichtbar 

 macht. 



Die Wahl des Kittes an der letzten Okularlinse, oder an den 

 Hypothenusen-Flächen der Prismen ist leicht so zu treffen, dass die 

 Schwächung eine bestimmte, für den betreffenden Gegenstand passende 

 Helligkeit ergibt, da genug Harze und Öle verschiedenster Brechung 

 zu Gebote stehen, um die Abschwächung des Lichts beliebig zu variiren. 



Man sieht leicht ein, dass eine passende Wahl zu treffen, die 

 Verschiedenheit der Brechungsverhältnisse in Luft um so grösser 

 sein müsse, je lichtschwächer das Object selbst ist. 



Canadabalsam oder Pticinusöl mit verschiedenen stärker bre- 

 chenden Ölen und Harzen vermischt dürfte sich dazu am meisten 

 empfehlen. 



Ich erlaube mir je ein Exemplar beider Arten lichtabschwächender 

 Oculare, mit Prismen sowol als mit halbkugelförmiger Bergkrystallinse 

 auf ein rechtwinkeliges Crownglasprisma mit Canadabalsam aufgekittet 

 vorzulegen. Es wurde mit einem dyalitischen Plösselschen Objective 

 von 26 Linien Öffnung und mit einem vierzölligen Refraktor mit 

 Vortheil gebraucht, ohne dass bei stundenlangem Betrachten und Ein- 

 wirkung des Sonnenlichtes, das genügen würde ein gewöhnliches 

 Blendglas zu sprengen und zu schmelzen, irgend eine Beschädigung 

 der Linse oder des Prisma, oder eine Belästigung des Auges zu be- 

 merken war. In Verbindung mit einem Kreismikrometer werden diese 

 Oculare die besten Dienste für Fleckenbeobachtungen leisten. Das 

 Licht gleicht dem des Vollmondes, und war die Definition eine sehr 

 befriedigende, trotz der kurzen Focalweite der Halbkugellinse. 



Ueber ein neues Positionsmikrometer. 



Die Bestimmung der beiden Coordinaten, nämlich Positionswinkel 

 und Distanz für Doppelsterne, Planetenmonde etc. gegenwärtig von 

 grossem Interesse, hat in Bezug auf die Positionswinkelbestimmung 

 nicht jenen Grad der Genauigkeit erreicht, den die Bestimmung der 

 anderen Coordinate, nämlich des Winkelabstandes mittelst der 

 Schraubenmikrometer zu gewähren vermag. 



