143 



eingesetzt werden kann, dass die zwei etwa 10 Bogensekunden von 

 einander abstehenden parallelen Fäden senkrecht zu den der täglichen 

 Bewegung gestellten Fäden des Mikrometers in ihrer Lage fixirt werden 

 können. Erstere geben also die Nordpunktrichtung, von der die Po- 

 sitionswinkel gezählt werden, gegen rechts über Süden bis 360 Grad. 



Der Hauptstern und Nebenstern werden zwischen beide Parallel- 

 Fäden genau in der Mitte eingestellt und durch Uhrwerk oder Schlüssel 

 während der Messung in dieser Position erhalten. 



Hierauf wird (Fig. 3.) der bewegliche Faden (aa d ) durch Oeffnung 

 der Klemme so gedreht, dass die parallelen Fäden zur Richtung der 

 täglichen Bewegung durch beide Sterne hindurch- 

 gehen und der bewegliche Faden senkrecht zu Fi s- 3 - 

 denselben geführt, bis er die Entfernung beider 

 Sterne (oo') durchlaufen hat, man erhält so die 

 Distanz in Schraubenth eilen, deren einer Ol 

 Bogensekunde entspricht. So erhält man Distanz 

 und Positionswinkel, erstere bis auf 0*1 Bogen- 

 Sekunden, letzteren bis auf l f ié Bogenminute. \^ 



Es ist nämlich der kleine Kreis von etwa mr 

 2 Zoll Durchmesser mittelst eines dreissigthei- 

 ligen Nonius am Kreislimbus, der in halbe Grade getheilt ist, bis 

 auf eine Minute ablesbar, muss also 2'5 Bogen-Sekunden direkt ab- 

 lesen und durch Schätzung 0'25 Bogensekunden. Dadurch ist es 

 möglich schon in wenigen Tagen die Bewegung einer grossen Zahl 

 von Begleitsternen nachzuweisen, ja in einzelnen Fällen, sogar in einem 

 Tage, indem die Positionsänderung mehre Sekunden täglich beträgt. 



Als Beispiel seien hier angefühlt der bekannte Doppelstern | 

 Ursae majoris: AR — XI h ll m , und d — + 32° 16' . . . 4 ; 5,5 Grösse. 

 1830 P= 207-5° ;z/= 1-8" 1866 P= 86-6°; J=2'2" p ... . _" 

 1851 123-5 2-9 1872 29'7 11 leil0cle — b .° 



In der letzten Zeit ist also die Positionsänderung jährlich 



z/P =9-5° oder täglich z/'P=94" 



entsprechend also einer Verschiebung von 1'34" am grossen Kreise 



des Positionsmikrometers oder von 37*6', also von mehr als einem 



Theilstrich des kleinen Kreises, der in halbe Grade getheilt ist. 



Zur Prüfung der Genauigkeit der Messung macht man eine oder 

 mehre Umdrehungen des grossen Kreises, stellt abermals auf 360° 

 den grossen, auf 0° den kleinen mittelst der am grossen Kreise an- 

 gebrachten feinen Mikrometerschraube ein, und sieht am Nonius nach, 

 dass genau der Strich desselben auf den Strich des kleinen 



