145 



V 180 



tiren sehr erleichtert, so kann man bei dem genau bekannten Posi- 

 tionswinkel und Distanz, die sich beide bei der enormen Umlaufszeit 

 so zu sagen gar nicht ändern, den Mikrometer in Bezug auf Distanz 

 und Positionswinkel bequem prüfen, und für die Entwerfung einer 

 Fehlertafel der Kreisbewegung ist dieser Stern und 40, 41 Draconis 

 AR = XVHI h 10 m und č = 78° 59' und 5-5 ; 6,0 Grösse bei 235-3 ék P 

 und 199" — d die geeignetesten, denn für letzteren ist die Umlaufs- 

 zeit 117970 J , ein dreizölliges Objektiv und 60- bis 80malige Ver- 

 grösserung genügen, um diese Tafel der Kreisfehler zu entwerfen und 

 von Zeit zu Zeit zu überprüfen. 



Für Entwerfung von Oberflächen-Karten der Planeten ist dieser 

 Mikrometer von besonderer Brauchbarkeit, indem der Planet z. B. 

 Jupiter gestellt wird, wie Fig. 4. es zeigt. 

 Ein Faden aa' wird senkrecht zu dem 

 parallel der täglichen Bewegung gestellten 

 W angebracht, und der Planet so gestellt, 

 dass der Faden (aa') das Segment aßy in 

 ß halbirt, dann ist die Richtung (aa 1 ) ein 

 Durchmesser der Planetenscheibe, und der 

 Doppelfaden ll'XX' des Positionsmikro- 

 meters auf einen Fleck gestellt, während 

 der Faden aa' stettig auf dem Punkte ß 

 durch Uhrwerk- oder Schlüsselbewegung 

 erhalten wird, gibt für die geringste Be- 

 wegung des Fleckes sogleich die Positions- Aenderung an bis auf 

 wenige Sekunden und kann daher für physische Beobachtungen der 

 Sonnen- und Planetenoberflächen zu wichtigen Resultaten führen, 

 jedenfalls wird das Mikrometer in Verbindung mit dem zugleich vor- 

 gelegten Sonnenoculare, eine ausserordentlich scharfe Messung der 

 Position und Grösse der Sonnenflecken mit verhältnissmässig geringen 

 optischen Hilfsmitteln ermöglichen. 



Der Preis des Positionsmikrometers ist 200 fl. bloss, während 

 dreizöllige 50 bis 60 Ls., also über 500 bis 600 fl. kosten, dazu das 

 Fadenmikrometer von Browning mit 5 Ls., macht alles in Allem etwa 

 250 fl., da man 3- und 4zöllige Achromaten mit 150 und 250 fl. ganz 

 montirt erhält, so kann ein solcher um den Preis von 400 bis 500 fl. 

 hergestellt werden, der für alle Doppelsterne herab bis zu 2" Distanz 

 genügt, ja bei gutem Wetter und optischer Vollendung eines vier- 

 zölligen Objektives ist es nicht unmöglich bei nicht zu lichtschwachen 

 Objekten noch unter diese Grenze Messungen auszuführen. 



li 



