149 



kleinen Kreises erfolgt, die Reduktion nimmt man am besten später 

 für sämmtliche Beobachtungen einer Nacht mittelst obiger Tafel vor. 



Das Instrument könnte schliesslich durch eine leicht durchführ- 

 bare Modifikation multiplicirend eingerichtet werden. 



Um die Beleuchtung der Theilung namentlich am kleinen Kreise 

 zu ermöglichen, trägt der Nonius nebst der verstellbaren Loupe von 

 lömaliger Vergrösserung noch einen kleinen Papierschirm, um eine 

 horizontale Axe drehbar. 



Um schliesslich an verschiedenen Kreisstellen denselben Posi- 

 tionswinkel von a Ursae minoris oder 40,41 Draconis messen und 

 etwaige Kreisfehler in Theilung oder Drehung bestimmen zu können, 

 hat das Ocular einen Doppelring, der entweder frei drehbar oder 

 durch Klemme mit dem Ring am Kreise fest verbunden werden kann. 



Diese Operation ist sehr wichtig und muss unbedingt diese Prü- 

 fung der genauen Messung voran gehen, um von etwaigen Theilungs- 

 oder Drehungsfehl ern unabhängig zu sein, indem man für alle vier 

 Quadranten Correctionstabellen für einzelne fehlerhafte Stellen ent- 

 wirft und von Zeit zu Zeit mittelst obiger Doppelsterne von gegen- 

 seitiger grosser Distanz und Umlaufszeit kontrollirt. 



Die wichtigste aller Anwendung wird aber das neue Positions- 

 Mikrometer finden für die Bewegung der Trabanten der grösseren 

 Planeten, die wegen der grossen Genauigkeit zugleich mit dem Posi- 

 tionswinkel gemessen werden können. 



In gleichem wird die nächste ausserordentlich vortheilhafte Mars- 

 Opposition, die günstigste in diesem Jahrhunderte, Gelegenheit bieten, 

 die Lage der Flecken einer genauen Revision in Bezug ihrer Position 

 zu unterwerfen. 



Für Planetenoberflächen überhaupt wird das Instrument wohl 

 sich als brauchbarer Orientirungsapparat erweisen, und für Mappi- 

 rung derselben gut zu verwenden sein. Was die Konstruktionsweise 

 anbelangt, so sind die 720 Zähne am grossen Kreislimbus nicht auf 

 der Rädertheilmaschine, sondern auf der Kreistheilmaschine getheilt, 

 und wäre es vorzuziehen, statt der senkrechten, schiefe Zahnschnitte 

 anzuwenden, zur grösstmöglichen Kontaktsicherung. 



Eine genaue Justirung mit Prüfung des neuen Mikrometers hat 

 das ausserordentlich ungünstige Wetter dieses Winters wohl noch 

 nicht möglich gemacht, aber eine probeweise durch mehre Umdre- 

 hungen mittelst Visur und Einstellung beider Kreise auf Null nach 

 jeder Umdrehung haben gezeigt, dass nach jeder Umdrehung der 

 kleine Kreis wieder genau auf Null steht, wenn derselbe entfernte 



