21 



Apparate, die grossen Kostenaufwand erfordern, und daher nicht 

 jedermann zugänglich sind. Es ist daher erklärlich, dass seit Brew- 

 ster, Herschel u. a. mit noch unvollkommenen Mitteln ihre Messungen 

 an einer grossen Zahl brechender Mittel machten, nur einzelne ge- 

 naue Messungen durchgeführt wurden, und noch ganze Reihen von 

 Körpern einer Revision früherer unvollständiger und unvollkommener 

 Messungen harren, andere noch gar nicht gemessen sind. 



Es wird daher nicht unwichtig sein Mittel zu finden, die ohne 

 genaue getheilte Kreise, also grossen Kostenaufwand zu erfordern, 

 jedermann genaue Messungen der Brechungsverhältnisse ermöglichen. 



Der Apparat besteht bloss aus einer dunklen Kammer, wie sie 

 für photographische Zwecke angewendet werden, oder aus einer mit 

 Millimeterskala versehenen Wand in einem dunklen Zimmer. 



In der Stirnwand der Camera oder in dem Laden des dunklen 

 Zimmers wird eine enge etwas lange senkrechte Spalte befestigt, auf 

 die ein Spiegel Sonnenlicht oder sonst ein Bündel intensiver Parallel- 

 Strahlen wirft. 



Hinter dieser Spalte, ihr parallel, steht ein zweiter engerer Spalt 

 mit einem festen Fusse und einem Tischchen, dessen Platte senk- 

 recht zur Spaltebene ge- 

 stellt worden ist. Auf Fi £- *• 

 diese Platte kommt das 

 Prisma oder Hohlprisma 

 zu stehen, das jedoch nie- 

 driger als die ganze Spalt- 

 länge genommen werden 

 soll. 



Der Strahl SAO geht 

 durch beide Spalten A 

 und 5, fällt auf das Prisma 

 abc senkrecht auf, und 

 geht theilweise über dem- 

 selben durch beide Spal- 

 ten durch nach o hin. 



Nachdem die Rich- 

 tung SO senkrecht zur 

 Wand mm' mit dem Milli- 

 metermassstabe steht und 

 auch horizontal angenom- 

 men wird, so gibt der 



Ä 



