— 125 — 
een cubieken Meter verzadigde lucht, bij verschillende tem- 
peraturen, in grammen uitgedrukt; in tabel II de maximum- 
spanning van den waterdamp, eveneens voor verschillende 
temperaturen. De laatste tabel kan dus gebruikt worden bij 
den condensatiehygrometer. 
In tabel III (geheel ontleend aan Ancor) vindt men den be- 
trekkelijke vochtigheidstoestand uit 1°, de temperatuur van den 
natten bol, 2e, uit het verschil in temperatuur tusschen den 
drogen en den natten thermometer, dit laatste opklimmende 
met een verschil van 0.2 graad. De interpolatie kan voor 
tusschengelegen temperaturen gemakkelijk op het oog geschieden. 
Nog zij hier opgemerkt, dat de betrekkelijke vochtigheid in 
geringe mate afhankelijk is van den barometerstand, zoodat 
men voor hoogere bergstreken nog een correctie moet toevoegen, 
welke te vinden is in onderstaand tabelletje, welke correctie 
moet worden opgeteld bij de getallen in tabel III, indien de 
Barometer 100 mM lager is dan 750, de drukking, waarvoor 
tabel III is berekend. 
Correctie voor de hoogte. 
CASE 
TEMPERATUUR VAN DEN NATTEN THERMOMETER. Ee 
tt’ | 
0 5 10 15 20 | 25 | 30 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3 2 1 1 1 1 0 
4 4 3 2 2 1 1 1 
6 5 4 3 2 2 1 I 
8 6 4 3 2 2 1 1 
10 5 4 3 2 2 1 1 
12 5 4 3 2 2 1 1 
