— 411 — 
ging heeft de elke week te ontwikkelen papierstrook eene 
lengte van 10 meters; het zou dus niet wel doenlijk zijn de 
snelheid te vergrooten. 
De gevoeligheid van het instrument op het Observatorium 
in werking gesteld is zoodanig, dat 1 mM. afwijking op de 
papierstrook overeenkomt met 0’,5 verandering in helling van 
het aardoppervlak, en daar gemakkelijk vierde gedeelten van 
millimeters zijn uit te meten zullen golvingen, die niet veel 
meer dan 0”.1 bedragen, nog opgeteekend worden. 
De beide instrumenten vullen elkander aan ; EwinG’s seismo- 
graaf moet de werkelijke aardbevingen registreeren, MILNE's 
instrument de kleine tremulaties, veroorzaakt door aardbevingen 
die op andere plaatsen der aarde plaats grijpen en hunre 
golfbewegingen van daaruit voortzenden over de geheele op- 
pervlakte der aarde niet alleen, maar ook door de massieve 
aardmassa zelve, en men stelt zich voor om uit de gege- 
vens, die men op deze wijze omtrent de voortplanting van 
golven verkrijgt, zoowel wat betreft intensiteit als tijdsbepa- 
ling, over het wezen der aardbevingen een nieuw licht te doen 
opgaan. 
Ten einde zich een denkbeeld te vormen omtrent de gevoe- 
ligheid van het instrument stelle men zich voor dat, indien 
het instrument gesteld werd op eene onbuigbare plank van 
412 meters lengte en men lichtte het uiteinde 1 mM. op, dit 
eene afwijking van de photographische lijn van 1 mM. zou ver- 
oorzaken. 
Voorloopig is slechts één intrument in werking gesteld, waar- 
van de boom in den meridiaan staat; mochten de resultaten 
van dit internationaal onderzoek gunstig blijken, dan zal het 
noodig zijn ook een tweede aan te schaffen waarvan de boom 
loodrecht is gericht op den meridiaan. In hoeverre het instru- 
ment in staat is aardbevingen, die b.v. in Japan en ltalië 
voorkomen, hier te Batavia te registreeren zal moeten blijken 
uit de Renta van de bewerking dezer gegevens verzameld 
in alle stations. 
De figuren 2 en 3 van plaat XIV toonen aan op welke 
