Observatoriums zur Verfügung gestellten Ertelscheu Universals iu Benutzung 

 genommen. Die Entfernung des Fernrohrortes von der Mire, Kirchturm Genin, 

 beträgt nach dem Messtischblatte 3140 m und nach den Angaben des Kataster- 

 amtes 3180 m. Rechnet man mit der Zahl 3170 und nimmt die Verschiebung 

 des neuen Instrumentes gegen das alte, wie möglichst sorgfältig ermittelt wurde, 

 va\ 289,7 mm an, so folgt nunmehr für das astronomische Universal von Pistor 

 und Martin das Azimut 233" 21,2' von N. über 0. 



Eine Veränderung des Standortes um 1 cm senkrecht zur Visirlinie nach 

 der Mire ändert das Azimut um 5". Horizontalkreis wie Vertikalkreis sind in 

 je 5' eingeteilt. Jeder wird mittels zweier Mikroskope abgelesen, welche Doppel- 

 sekunden ergeben. 



Da der bisher benutzte Kollimatormagnet einen Teilwert von 215" besass, 

 die Einstellung dementsprechend nicht auf gleicher Stufe mit dem neuen Uni- 

 versal stand, so erschien es wünschenswert, einen neuen Apparat zu beschaffen. 

 Die Firma Diederichs und Bartels lieferte im Juni einen 10 cm langen, aus 

 gebohrter Stahlröhre bestehenden Kollimatormagnet, der eine auf photo- 

 graphischem Wege hergestellte Skale von 100 Teilstrichen auf 2 mm Länge 

 trägt. Der Magnet ist im Schiffchen umlegbar und die Zählung doppelt, ent- 

 sprechend den leichten Lagen des Magnets Der Teilwert beträgt 0,8 3'. Dieser 

 Apparat hängt an einem einzigen meterlangen Kokonfaden. Derselbe wird 

 mittels eines gleichschweren Messingstabes abtordiert. Das Einlegen des Mag- 

 nets erfolgt ohne Änderung der Spannung des Fadens. Während der Beob- 

 achtungen ist der Magnet von einem zweifachen, einem ganz engen und einem 

 weiteren Holzgehäuse mit Fensterchen aus Glimmer eingeschlossen. 



Die Werte der Grundlinie des Unifilar III. 



15. 



I. 



1888 



6. 



IL 



= 



19. 



II. 



. 



5. 



III. 



= 



18. 



21. 



III. 

 III. 



■■ 



15. 



IV. 



. 



25 



VI. 



■ 



8. 



VII. 



: 



16. VII. 



347 ( 



43,6' 



2. 



VIII. 



41,3 



18. 



VIII. 



39,6 



30. 



VIII. 



40,6 



11. 



IX. 



36,6 



23. 



IX. 



35,7 



5. 



X. 



32,4 ') 



18. 



X. 



26,9 



25. 



X. 



23,7 



15 



XII. 



22,7 



27. 



XII. 



1888 



347 ( 



24,1 

 20,8 

 17,4 

 22,9 

 25,9 

 27,9 

 29,5 

 29,4 

 29,3 

 27,7 



Horizontal-Intensität. 



Wie im Jahre 1885 liegen den Angaben über die Horizontal-Intensität die 

 Beobachtungen mit dem Cyliudermagnet der Station zu Grunde. Es sind aber 

 nicht jedesmal aus zwei Entfernungen Ablenkungsbeobachtungen vorgenommen. 

 Vielmehr ist seit 1886 nur zeitweilig der Polabstand des Magnets bestimmt 



') Am 16. V. neue Basis. 



