TorrLEr: Über einige Eigenschaften kreuzweise verbundener Magnetstäbe. 927 
unter constantem Winkel & um r dreht, bis er in die zu m senk- 
rechte Ebene fällt. Das Experiment würde aber schwierig sein, 
weil kleine Änderungen von &, schon merklichen Einfluss auf das 
- Magnetometer haben. 
Ganz gut gelingt jedoch die Elimination, wenn man den Magnet 
n,s, mit einem zweiten n,s, von annähernd gleicher Stärke so ver- 
bindet, dass sich dieselben unter dem Winkel 2«, = 789% 27’ 48”, ge- 
messen zwischen gleichnamigen Schenkeln, kreuzen. Vor dem Härten 
und Magnetisiren liess ich zwei Stäbe in der Mitte zur Hälfte aus- 
feilen, so dass sie mit den Einschnitten ineinandergefügt, die in Fig. ı 
gezeichnete : Combination bilden. Auf einer passenden Umrahmung 
wurde die Mittellinie «db markirt. Längs dieser Mittellinie berühren 
sich nun die beiden obenerwähnten, dem Winkel «, entsprechenden 
Kegeltlächen beider Stäbe. Daher verschwinden längs dieser Mittel- 
linie sowohl als auch in dem nächst benachbarten Bereich die Correc- 
tionsglieder 2. Ordnung für die der Mittellinie parallele Krafteomponente. 
Örientirt man diese Mittellinie wie die Axe eines Magnetes in der 
ersten Hauptlage, so ist, falls die Momente M, und M, der beiden 
Stäbe nur angenähert gleich sind, der durch Vernachlässigung der zu 
r (Fig. ı) senkrechten und nieht ganz compensirten Kraftcomponenten 
begangene Fehler klein. Er beeinflusst bei ı Procent Unterschied der 
Stabmomente die Ablenkungsbeobachtung nur mit etwa "„o ihres 
Werthes, falls der mit Spiegel gemessene einfache Ausschlagswinkel 3° 
nieht überschreitet. Die Orientirung des Systems braucht nur nach 
Augenmaass zu geschehen. Abweichungen bis zu ı° rechts oder links 
veranlassen kaum einen merklichen Unterschied in der Einstellung 
des Magnetometers. Kurz, der beschriebene Kreuzmagnet verhält 
sich gegenüber einer entfernten kleinen Nadel, auf welche seine 
Mittellinie hinzielt, abgesehen von vierten u. s. w. Gliedern, wie ein sehr 
kleiner aber sehr kräftiger Magnet vom Moment (M, + M,) cos a, in 
. der ersten Hauptlage. Für die Ablenkungsbeobachtungen ist es gleich- 
gültig, ob die Ebene des Systems horizontal oder vertical gestellt ist 
(s. unten). 
Ebenso wie für die erste Hauptlage, so lässt sich auch für die 
zweite ein entsprechender Kreuzmagnet herstellen. Man braucht den 
Magnetstäben nur den zwischen ungleichnamigen Schenkeln gemessenen 
Winkel 2&, = 126° 532’ ı2” zu geben und die Transversale ed (siehe 
Fig. 2) in der Meridianebene auf die Nadel m hinzielen zu lassen, 
während ab horizontal liegt. Hier gelten ähnliehe Erwägungen wie 
oben, jedoch darf die Stabeombination selbstverständlich nicht um 
cd gedreht werden. Dagegen kann r jede beliebige Neigung zum 
Horizont haben. Wenn nur ab senkrecht zur Meridianebene steht und 
