ToErLer: Bestimmung der magnetischen Horizontalintensität. 1031 
der Scala weist, da diese an der Drehung theilnimmt. Aus der 
Differenz der beiden Gleichungen verschwinden die Glieder mit Q,, 
B und V, falls V und M’ denselben Werth behalten. Nun ist M’ im 
Allgemeinen verschieden wegen des indueirenden Einflusses der Erde. 
Dieser an sich geringe Einfluss kann jedoch als völlig gleich gelten, 
wenn die Magnetaxe in beiden Fällen nahe senkrecht auf der Richtung 
von H steht, d.h. wenn # und y nicht gross sind. Unter letzterer 
Voraussetzung wird das V enthaltende Glied klein. Man kann also auch 
von dem Einflusse der Variationen von Y selbst unter ungünstigen 
Umständen absehen. 
Ich will zunächst den speeiellen Fall im Auge behalten, dass die 
Magnetaxe in die Schwingungsebene fällt, dass also der Magnet beim 
Spielen der Wage ungefähr lothrecht steht. Dann ist M’ das magne- 
tische Moment M selbst. Die beiden Operationen, welche ich zu- 
sammen eine Doppelwägung nennen will, ergeben 
HM (eos a — sinatgy) =-(Q, — Q)l. 
Je kleiner & ist, desto mehr verschwindet der Einfluss von y. 
Beträgt z weniger als zehn Minuten, so wird mit grosser Annäherung 
HM durch +(Q, — Q.)-! gemessen, selbst wenn y mehrere Winkelgrade 
beträgt. 
In dem obigen theoretischen Schema bedeutet der Zeiger ein Loth 
auf die Ebene der drei Schneiden. Dass derjenige Zeiger, welcher in 
Wirklichkeit die Einstellungen und Ausschläge markirt, mit diesem 
Loth nicht nothwendig zusammenfallen muss, braucht wohl kaum 
erwähnt zu werden. Die Wägungsoperationen können auch in der 
bekannten Weise mit schwingender Wage und Umkehrpunkten aus- 
geführt werden, wenn nur die aus den Umkehrpunkten abgelei- 
teten Einstellungen jedesmal auf denselben sonst willkürlichen Punkt 
der Scala bezogen werden. Bei den unten mitgetheilten Beobachtungen 
bestand der Zeiger aus einer am unteren Magnetende befestigten, sehr 
feinen Messingnadel, deren Bewegung vor einer kleinen Scala mit dem 
Fernrohr beobachtet wurde. Will man sich der Spiegelbeobachtung 
mit Fernrohr und Seala bedienen, so müssen letztere an der Um- 
drehung theilnehmen. Es ist nicht schwierig, eine dementsprechende 
Vorriehtung in kleinen Dimensionen an dem Gehäuse anzubringen, 
% Von der Änderung von H in dem a einer Doppelwägung ist ab- 
gesehen; diese Vernachlässigung scheint mir in den meisten praktischen Fällen erlaubt 
zu sein. Unter welchen: Voraussetzungen und in welcher Weise gleichzeitig statt- 
findende Variationsbeobachtungen zu berücksichtigen sind, kann auf Grund der obigen 
Betrachtungen leicht angegeben werden 
