1032 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 18. October. 
ähnlich wie ich es an anderen Instrumenten mit Erfolg bereits ver- 
sucht habe. 
Wenngleich die Verticaleomponente V'aus dem Resultat der Doppel- 
wägung verschwindet, so übt sie doch einen Einfluss aus und zwar 
auf die Empfindlichkeit. Da diese nur bei der Bestimmung der 
kleinsten Bruchtheile der Gewichte in Frage kommt, so genügt eine 
Näherungsformel. Man findet aus ı. oder 2. leicht, dass eine kleine 
Gewiehtszulage A an der spielenden Wage eine Drehung & hervorruft, 
welche durch 
. tgd — 
l-A 
B-a-cosß +VM 
bestimmt ist. Wird die Wage in bekannter Weise auf grosse Empfind- 
lichkeit eingestellt, so rückt der Schwerpunkt der fest verbundenen 
Massen über die Mittelschneide, ohne dass das System aufhört stabil zu 
sein. Den Einfluss des V enthaltenden Gliedes beobachtet man leicht, 
indem eine erhebliche Schwächung des Magnetes sofort eine Erhöhung 
der Empfindlichkeit zur Folge hat. Da bei den Beobachtungen immer 
nur kleine Belastungen vorkommen, so kann der Balken sehr dünn 
sein, so dass die Masse des beweglichen Systems sich hauptsächlich 
auf den Magnet beschränkt. Namentlich ist zu beachten, dass die 
Schalen sehr leicht sein können. Der letztere Umstand kommt wenn 
auch nieht der oben definirten Empfindlichkeit, so doch der Beweg- 
lichkeit der Wage zu Gute. Die Adhäsion und Reibung an den 
Endschneiden wird klein, das Instrument giebt selbst bei nicht ganz 
vollkommener Beschaffenheit dieser Schneiden kleine Veränderungen 
der Drehmomente sicherer an. Die Schalen der zu den unten mit- 
getheilten Beobachtungen benutzen Wage bestanden aus leichten 
Metallscheibehen, welche mittelst sehr zarter, federnder Kupferblech- 
bügel direet an die Endschneiden angehängt waren. Die Masse einer 
Schale sammt Bügel betrug nur 0.41”. Die Endschneiden waren 
Ringschneiden aus Messing, welche ich übrigens durchaus nicht als 
zweckmässig empfehlen will. Theoretisch würde dem Bedürfniss 
durch eine einarmige Wage genügt werden. Aus nahe liegenden 
Gründen habe ich die symmetrische Gestalt des Balkens beibehalten. 
Von der nahe richtigen Einstellung des Magnetes überzeugte ich 
mich auf folgende Weise. Der Magnet bestand aus zwei gleichgrossen 
Lamellen von zusammen 332% Gewicht. Dieselben waren mitten 
 durehbohrt und parallel zu einander diesseits und jenseits des Messing- 
zum so an diesem befestigt, dass die Drehkante der Mittelsehneide 
 thu ‚genau durch die Mitten der Lamellen ging. Die Lamellen 
ch der bekannten, von Lamoxt häufig benutzten Form an den 
