TorrLer: Bestimmung der magnetischen Horizontalintensität. 1033 
Enden dachförmig. zugespitzt. Ihre Länge betrug etwa 250”” und 
war nahe gleich der Entfernung der Endschneiden von einander, 
Die von dem Balken und den Lamellen gebildete kreuzförmige An- 
ordnung wurde mit passender Unterlage auf die drehbare Platte des 
Theilkreises gelegt und die Mittelschneide mit der Drehaxe paral- 
lel gerichtet. Diese Einstellung geschah mit Benutzung der Spiegel- 
bilder auf den beiden polirten Schneidenflächen ähnlich wie beim 
Reflexionsgoniometer. Zugleich wurde die Kante in die Drehaxe selbst 
gerückt. Nun wurde ein Fernrohr mit Fadenkreuz so eingestellt, 
dass bei der Drehung am Theilkreise nacheinander die Bilder der 
Endschneiden und der Lamellenenden durchs Gesichtsfeld liefen. 
Passiren die Enden ein und derselben Lamelle das Sehfeld in gleicher 
Höhe, so steht die Lamelle senkrecht zur Schneide, sind die Dreh- 
winkel, gemessen zwischen je einem Lamellenende und den beiden 
Endschneiden gleich gross, so steht die Lamellenaxe senkrecht auf der 
. Ebene der Endsehneiden. Es ergab sich, dass keine für die Zwecke 
meiner Beobachtungen in Betracht kommenden Abweichungen vor- 
handen waren. Zugleich ergab sich, dass der Winkelabstand der 
Endschneiden nahe ı80° betrug. Die Lamellen waren in der Axe 
einer Spirale magnetisirt worden. Da das beschriebene Verfahren 
das Zusammenfallen der magnetischen mit der geometrischen Axe 
voraussetzt, so muss es bei strenger Anforderung durch ein besseres 
ersetzt werden. Ich habe andere Prüfungsmittel bisher nicht unter- 
sucht, will aber bemerken, dass mir eine einfache und den Anfor- 
derungen entsprechende Probe in der bifilaren Aufhängung geboten 
zu sein scheint. Der Balken darf an einer empfindlichen Bifilar- 
suspension in keiner Stellung zum Meridian ein horizontales Dreh- 
moment zeigen, falls er so aufgehängt ist, dass die Ebene der Schnei- 
den horizontal liegt. Von dem letzteren Umstande könnte man sich 
durch Libellen versichern, welehe vorher in geeigneter Weise an der 
Wage regulirt sind.' 
Die Länge des Hebelarmes !, an welchem die Bestimmung von 
Q, — Q, vorgenommen wurde, ergab sich aus der Entfernung der 
Endschneiden und dem dureh vertauschte Wägung in bekannter Weise 
ermittelten Verhältniss 4 : & 
! Die Wage selbst giebt übrigens ein indirectes Hülfsmittel an die Hand, um die Stel- 
lung des Magnetes in der Hauptsache zu controliren. Man bestimme HM zunächst, indem 
der Arm / um einen beliebigen aber bei beiden Wägungen übereinstimmenden kleiner 
Winkel y nach aufwärts einsteht; dann wiederhole man die Doppelwägung, indem 
derselbe Arm ein Wenig nach abwärts neigt. Die beiden Doppelwägungen unter- 
scheiden sich durch Grösse und Vorzeichen von y; ergeben beide dasselbe Resultat, 
so ist die Einflusslosigkeit von y d.h. die genügende Kleinheit von « bewiesen. 
Selbstverständlich würde die Ausführung eine vorzügliche Schneide voraussetzen. _ 
