1034 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 18. October. 
Über die Operation des Wägens ist noch das Folgende zu be- 
merken. Selbstverständlich darf die Wage nicht, während sie schwingt, 
gedreht werden. Das Abheben und Wiederaufsetzen des Balkens 
mittelst der Arretirungsvorrichtung halte ich für unsicher, falls es 
sich um sehr feine Differenzwägungen handelt, da bei dieser Mani- 
pulation aus leicht ersichtlichen Gründen häufig kleine Ruhelagen- 
verschiebungen vorkommen. ‚Ich verfuhr daher folgendermassen. 
Nachdem die erste Wägung vollendet war, legte ich auf die Schale 
eine Zulage von 2°, so dass sich das betreffende Balkenende auf 
einen mit der Tragsäule verbundenen festen Anschlag mit Korkpolster 
auflegte. In diesem Zustande wurde die Drehung um 180° bewerk- 
stelligt. Nach Entfernung der obigen Zulage fand dann die zweite 
Wägung statt. Aus denselben Gründen wurde das Auflegen und 
Abheben der kleinen Gewichtsstücke wenn nöthig bei frei schwingen- 
der Wage vorgenommen, was bei der elastischen Beschaffenheit der 
Schalenaufhängung ganz unbedenklich war. Das Gehäuse war zu 
diesem Zwecke mit kleinen verschliessbaren Öffnungen versehen. 
Endlich ist zu erwähnen, dass eine Wage, welche den ange- 
gebenen Constructionsbedingungen entspricht, keines anderweitigen 
Hülfsmittels zur Orientirung bedarf. Um die Schwingungsebene in 
den Meridian zu stellen, dreht man entweder die Wage versuchsweise 
auf dem Theilkreise, bis die das Gleiehgewicht herstellende Belastung 
einer Schale ein Maximum oder Minimum wird, oder — zweck- 
mässiger — man bringt die Wage in irgend einer Stellung durch 
Gewichte zum Einspielen und dreht sie dann unter Anwendung der 
besprochenen Vorsichtsmassregel so lange, bis sie bei demselben 
Gewichte wieder einspielt. Die Halbirung des Drehwinkels ergiebt 
die Meridianstellung mit erheblicher Genauigkeit. 
In dem Folgenden will ich einige Zahlenergebnisse aus meinen 
Beobachtungen mittheilen, um die Sicherheit und Genauigkeit der 
Wägungsoperationen darzuthun. Die oben beschriebene Wage hatte 
ich anfänglich zu Vorlesungszwecken bauen lassen; die Mittelschneide' 
ruhte auf Stahllagern. Da ich bemerkte, dass das Instrument trotz 
seiner rohen Beschaffenheit bis auf etwa '/,., Üübereinstimmende Wägun- 
gen ergab, so liess ich die Mittelschneide sorgfältig bearbeiten und 
versah sie mit genau justirten, ebenen Unterstützungsplatten aus Achat. 
Die Endsehneiden blieben unverändert, jedoch vertauschte ich die 
constant belastete Schale (Q,) durch einen etwas schwereren Messing- 
bügel, dessen nach innen zugeschärfte eo: auf der betrefifenden 
Endschneide auflag. 
= En * Dieselbe bestand aus glashartem Stahl; selbstverständlich ist die Anwendung 
eines unmagnetischen Materials vorzuziehen. 
