* ” ” * „m 5 
Torrter: Bestimmung der magnetischen Horizontalintensität. 1035 
In den folgenden Tabellen ist die »nördliche« resp. »südliche« 
Richtung des Armes /, an welchem die zu belastende Schale hing, 
durch n resp. s gekennzeichnet. Das Nordende des Magnetes zeigte 
abwärts, so dass Q, > Q, war. 
Die Empfindlichkeit wurde vermittelst einer am oberen Magnet- 
ende befindlichen Schraube so regulirt, dass bequem mit schwingender 
Wage gearbeitet werden konnte. Bei den unten mitgetheilten Beob- 
achtungen entsprach einer Zulage von ı"® eine mittlere Verschiebung 
des Einstellungspunktes von 3.63 Scalentheilen. Die Mitte der Scala 
entsprach der Lesung 12.5. Bei jeder Wägung wurde die Schale 
soweit mit ganzen Milligrammstücken belastet, dass der Zeiger hin- 
reichend nahe der Mitte oseillirte. Die Decimalen ergaben sich für 
die Bestimmung von Q, — Q, aus der auf mg redueirten Differenz der 
beiden Einstellungen des Zeigers. In den Tabellen ist diese Differenz 
zu der Differenz der Schalenbelastungen zu addiren, da die Scala von 
links nach rechts getheilt war und der Beobachter den Arm / zur 
Rechten hatte. 
Die eben besprochene Art, kleine Bruchtheile des Milligramms 
durch grossen Zeigerausschlag zu messen, will ich jedoch keineswegs 
als zweckmässig bezeichnen. Die Discussion der Gleichung 3. ergiebt, 
dass der dureh ı"% bewirkte Ausschlag um so mehr von den Varia- 
tionen der im Nenner vorkommenden Grössen, also auch von der 
Temperatur beeinflusst wird, je grösser dieser Ausschlag ist. Der 
oben angegebene Mittelwerth gilt bei den nachstehenden Beobachtungen 
auch nur innerhalb der engen Grenzen, in denen sich die Beobachtungs- 
temperaturen bewegten. Viel zweckmässiger ist es ohne Zweifel, die 
Empfindlichkeit der Wage herabzustimmen, dafür aber die Winkel- 
ablesung durch optische Hülfsmittel zu verfeinern, welche meinem 
Instrument fehlten. 
Wenn ich nun rasch nach einander eine grössere Anzahl von 
Wägungen jedesmal bei umgekehrter Stellung des Balkens vornahm, 
so bemerkte ich meistens eine allmälige Zu- oder Abnahme von 
Q, — Q.. Es ist nöthig zu entscheiden, ob diese Veränderungen dem 
2 
2 
zu messenden Drehmomente HM oder etwaigen Veränderungen in 
dem Zustande der Wage zuzuschreiben sind. In der Hauptsache 
liefert die Methode selbst ein bequemes Hülfsmittel der Controle, 
welches ich an den Beobachtungen in Tabelle I erläutern will. Diese 
Beobachtungen fanden unter ungünstigen Verhältnissen nämlich Vor- 
mittags bei rasch zunehmender Temperatur statt, indem das nach 
Süden gelegene Beobachtungslocal zum Theil den direeten Sonnen- 
strahlen ausgesetzt war. 
