Torrzer: Bestimmung der magnetischen Horizontalintensität. 1037 
die suecessiven Mittelwerthe der Einstellungen zusammengestellt. Sie 
sind als constant zu betrachten, da eine Einheit der letzten Deeimale 
'/36”"® bedeutet und somit die grösste Abweichung vom Mittel (*/,;”%) 
auf Lesungsfehlern beruhen kann. Die von der Horizontalkraft be- 
freite Wage hat also während der Versuchsdauer keine merkliche 
Störung der Gleichgewichtslage erfahren. Eine solche Störung bemerkt 
man an den Mittelzahlen sofort, z. B. wenn der Balken abgehoben 
und wieder aufgesetzt worden ist (s. unten). Die Constanz der mittleren 
Einstellung sagt selbstverständlich über den Temperatureinfluss auf das 
messende Drehmoment — (Q, — Q,)-! Nichts aus. Dieser Einfluss ist 
im Allgemeinen zu berücksichtigen, kommt aber bei einer beschränkten 
Anzahl rasch wiederholter Wägungen nicht in Betracht. Die Tem- 
peratur stieg während der reichlich dreiviertelstündigen Zeitdauer der 
obigen Versuchsreihe um etwa 2'),°. Die daraus berechnete Ver- 
längerung von / würde nur einen Unterschied von 0.008” des ersten 
und letzten Wägungsresultats erklären. Die beobachtete Veränderung 
scheint mir übrigens im vorliegenden Falle schon aus dem Temperatur- 
einflusse auf das magnetische Moment M hinreichend erklärlich zu sein.' 
Ein Umstand kann allerdings noch in Frage kommen. Ich bin nicht ganz 
sicher, ob nicht der Balken bei dem zwölfmaligen Stellungswechsel gegen 
seine Unterstützung und somit auch gegen den Meridian eine kleine Ver- 
drehung erfahren hatte, welche aus der mittleren Einstellung selbst- 
verständlich nicht erkannt werden konnte. Der Einfluss einer solchen 
Verdrehung würde jedenfalls klein sein, da dieselbe mit dem cos in’ 
das Resultat eingeht. Bei den späteren Beobachtungen habe ich mich 
von ihrer Abwesenheit durch Marken an der Arretirungsvorrichtung, 
welche den Balken vor und nach sämmtlichen Wägungen abhob, über- 
zeugt. Fehler der bezeichneten Art würden übrigens bei der Be- 
nutzung einer geeigneten Spiegelablesung sofort mit Schärfe erkannt 
werden. 
Wenn man voraussetzt, dass die beobachtete Veränderung eine 
gleichförmige gewesen sei, und danach die Zahlen in Columne 4 durch 
Addition von (Rn —1)-0.017"” zum nten Gliede auf den Anfangs- 
zustand redueirt, so erhält man die sehr gut übereinstimmenden Zahlen 
der Columne 5. Zuweilen ergaben sich Beobachtungen, bei welchen 
stellungen kann man von der Are von HM absehen. Daher fällt, wenn man 
nach Analögıe der früheren Formeln u 2 die ran he ee für die 
beiden Stellungen der Wage En. und addirt, das Glied mit HM bes, Die 
halbe Summe der Gleichungen enthält — (Q + Q) und drückt a oben bezeichneten 
Gleichgewichtsfall aus. 
! Ein Intensitätsvariometer war nicht aufgestellt. 
