1042 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 18. October. 
1.8295 und 1.8295. Leider konnten gleichzeitige Variationsbeobach- 
tungen, um alle Resultate auf einander zu beziehen, nicht angestellt 
werden. Überhaupt will ich nicht in Zweifel ziehen, dass das be- 
schriebene Wägungsverfahren noch in manchen Einzelheiten zu ver- 
bessern wäre. Dass die Umdrehung der Wage genügend langsam 
und zwar mit einem geeigneten Kurbelmechanismus zu geschehen 
hat, ist selbstverständlich. An meiner Wage war ein soleher vor- 
handen. | 
Die von F. Konzravscn angegebene bifilargalvanische oder bifilar- 
magnetische Methode' bietet den Vortheil, dass man das Produet und 
den Quotienten aus H und M gleichzeitig beobachtet, womit zugleich 
die Bestimmung des inducirten Magnetismus wegfällt. Ich glaube, 
dass dieser Vortheil auch bei der Wägungsmethode erzielt werden 
könnte. Man stelle sich vor, der Magnet bilde mit der Mittelschneide 
einen Winkel von etwa 45°, seine Axe liege bei horizontal gestelltem 
Balken in der durch die Mittelschneide gelegten Vertiealebene. Sei 
die Wage wieder wie oben in den Meridian gestellt, so geht die in 
die Schwingungsebene fallende Componente des magnetischen Momen- 
tes nach Gl. ı. und 2. in die Wägungsbeobaechtung ein, während die 
Componente nach der Schneidenriehtung hauptsächlich die Fernewirkung 
des Magnetes in dieser Richtung bestimmt. An einem in dieser letzte- 
ren Richtung aufgestellten Magnetometer würde zugleich mit der oben 
besprochenen Doppelwägung der doppelte Ablenkungswinkel beobachtet 
werden können. Für die Ermittelung des Winkels zwischen der 
Magnetaxe und der Schneide und für die genaue Einstellung des 
Magnetometers, auf welche es freilich ankommen würde, lassen sich 
geeignete Methoden vorschlagen. 
Dass für die Bestimmung der verticalen Componente des Erd- 
magnetismus ein ähnliches Wägungsverfahren eingeschlagen werden 
kann, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Man benutzt, wie beim 
Wiırp’schen Variationsinstrument,? einen in horizontaler Lage auf einer 
' Schneide spielenden Magnet, welcher jedoch mit Schalen zu versehen 
ist. Die Einflüsse der Horizontalintensität werden dadurch beseitigt, 
dass die Wägungen bei westöstlicher Stellung des Magnetes stattfinden. 
In die Doppelwägung tritt an Stelle der Umdrehung die Ummagneti- 
sirung des Magnetes ein, welche vermittelst einer Magnetisirungsspirale 
! Vergl. die oben eitirte Abhandlung. Ich kann über die Methode nicht aus i 
. .eigner Erfahrung sprechen, möchte jedoch zu Gunsten der Wägung bemerken, dass 
dieselbe nur eine Längenmessung, nämlich die des Schneidenabstandes, anstatt dreier 
beim Bifilarapparat fordert. 
.  ° Vergl. Ta. Evermass: die erdmagnetischen Apparate der Polarexpedition im 
P 
