1234 Sitzung der phys.-math. Classe v. 13. Dec. — Mittheilung v. 29. Nov. 
Thermometrie so bedeutsamen und nachtheiligen Erscheinung noch 
nicht genügend ermittelt waren. Trüge nämlich die Gestalt des Be- 
hälters einen wesentlichen Theil der Schuld dieser Abweichung, so 
hätten wohl namhafte Verschiedenheiten sich bei den Instrumenten von 
sphärisch und ceylindrisch gestalteten Quecksilber-Behältern heraus- 
stellen müssen, zumal bei letzterer Form die Gleichheit der Wand- 
stärke schwieriger als bei der Kugel erreiehbar ist. Auch dass der 
Luftdruck die Abänderung des Inhalts der Behälter nicht lediglich 
bedingt, erweist die Beobachtung an offenen Thermometern, bei 
welchen sich gleichfalls eine Depression herausgestellt hat. 
Der Annahme der Veränderung der Thermometer durch Molecular- 
veränderung des Glases fehlt jeder Anhalt über die hierzu Veran- 
lassung gebenden Umstände. 
Auf die Vermuthung, dass die Zusammensetzung des Glases bei 
der Depression eine wichtige Rolle spielt, hat der Verfasser, angeregt 
dureh Aufgaben des Vereins für Gewerbefleiss hierselbst (conf. dessen 
Verhandlungen von 1873 8. 319), sich nach dieser Richtung hin seit 
einer längeren Reihe von Jahren beschäftigt. 
Auf jenen Gesichtspunkt wurde der Verfasser durch früher von 
ihm ausgeführte Untersuchungen gelenkt, welche die Beziehungen der 
chemischen Zusammensetzung der Gläser zu ihrer Widerstandsfähig- 
keit gegen atmosphärische Einflüsse zum Gegenstande hatten, die zu 
dem Resultate führten, dass namentlich das Mengenverhältniss von 
Kalk zu Alkali einen sehr augenfälligen Einfluss auf das chemische 
Verhalten der Gläser ausübt. 
Es wurde hierdurch die Vermuthung nahe gelegt, dass die ver- 
‚schiedene Zusammensetzung auch auf das hier zur Geltung kommende 
physikalische Verhalten, so auf den Grad der Elastieität, einen maass- 
‚gebenden Einfluss verursacht. 
Um diese Versuche auszuführen, wurden Thermometer theils aus 
käuflichen Röhren, theils aus Röhren von eigener Schmelzung und 
zwar in einzelnen Fällen auch in Doppel-Exemplaren, von verschiedener 
Kugelgrösse hergestellt. Ihre Zusammensetzung wurde durch sorg- 
fältige Bestimmung sämmtlicher Bestandtheile ermittelt. Diese Ther- 
mometer wurden in der Nähe des Nullpunktes mit einer Scala von 
zehntel Graden versehen, genügend gross, um Bruchtheile leicht schätzen 
zu können. Nachdem nun der Nullpunkt der Thermometer mit Be- 
achtung aller Vorsiehtsmaassregeln ermittelt und verzeichnet worden, 
blieben sie während eines Zeitraumes von ı' a» —2 Monaten sich selbst 
überlassen, und darauf wurde die nunmehrige Lage des Nullpunktes 
festgestellt. Sodann wurden sie ı 5 Minuten in kochendes Wasser, 
dann in das Eisbad gebracht, und wiederum die Lage des Nullpunktes 
Ba = EN x = = RES 
N x a a SE: Re el, e $ EN ne 2 
a me EEE A NER a Eu nen - 
en 
