Run. Weser: Über den Einfluss der Zusammensetzung des Glases u. s.w. 1235 
beobachtet. Diese Versuche wurden nach Zeiträumen von mehreren 
Monaten, oder von längerer Dauer, wiederholt. 
Es stellte sich nun eine sehr augenfällige Differenz, wie die bei- 
gefügte Tabelle erkennen lässt, hinsichtlich der Depression bei den 
aus verschieden zusammengesetzten Glassorten gefertigten Instrumenten 
heraus. 
Zur Erläuterung dieser tabellarischen Zusammenstellung sei Fol- 
gendes bemerkt: 
Es werden zur Zeit viele sowohl für wissenschaftliche als auch 
für medieinische und technische Zwecke bestimmte Thermometer aus 
weichen, sehr leichtflüssigen, bleifreien, viel Alkali enthaltenden Glas- 
sorten hergestellt. Dieselben lassen sich leicht verarbeiten und haben 
sich aus diesem Grunde vielfach Eingang als Material zur Herstellung 
von Glasinstrumenten verschafft. 
Um ein solches Glas dürfte es sich bei den Wahrnehmungen von 
Sırreron' handeln, welcher fand, dass Aräometer, die in heissen Syrup- 
flüssigkeiten nur wenige Tage sich befanden, um 8° Beaume falsch 
geworden waren und bis 0°6 am Gewicht verloren hatten. 
Von weichen, sehr leicht schmelzbaren, aus einer "Thüringer 
Hütte herstammenden Gläsern, wurden die mit No. ı und 2 in der 
Tabelle bezeichneten Thermometer hergestellt und wiederholt während 
mehrerer Jahre beobachtet. 
Das Ergebniss ist ein entschieden ungünstiges, denn die Ab- 
weichungen ihrer Angaben beziffern sich auf Beträge bis über 0°%6, 
und durch das Kochen wird der frühere Nullpunkt nicht wieder 
erreicht. 
Wie die Analyse ergiebt, so ist dieses Glas mit Alkalien, von 
denen sowohl K,O als auch Na,O vertreten sind, stark übersetzt, so 
dass auf 1 CaO, 1.5 K,ONa,O kommen. Solche Gläser zeigen auch, 
wie der Verfasser früher nachgewiesen, eine geringe Widerstands- 
fähigkeit gegen chemische Einflüsse. 
Ein im Besitze des Hın. Frorenz Mürter befindliches zehntel- 
theiliges Thermometer aus Thüringer Glas, dessen Umhüllungsröhre 
das Material zur Analyse bildete, zeigte ein wenig befriedigendes 
Resultat, eine Abweichung von 0°4ı. Auch dieses hatte einen grossen 
Gehalt an alkalischen Schmelzmitteln. (Tabelle No. 3.) 
Der Verfasser versprach sich von einem aus dem Masxtus’schen 
Laboratorium stammenden Thermometer, welches etwas reicher an 
Kieselsäure war, dabei einen beträchtlichen Gehalt an Thonerde, nahezu 
4 Procent, aufwies, ein günstiges Resultat. Nach den stattgehabten 
! Compt. rend. gı p. 690 (1880). 
