1236 Sitzung der phys. -math. Classe v. 13. Dee. — Mittheilung v. 29. Nov. 
Beobachtungen ist das Ergebniss indessen auch nicht als ein befriedi- 
gendes zu bezeiehnen. (Tabelle No. 4.) 
Das Instrument No. 2ı ist aus einer von dem Pariser Glasbläser 
Lanster erhaltenen Röhre gefertigt, welehe gutes Glas sein sollte. 
Es zeigt indessen erhebliche Abweichungen. Die Zusammensetzung 
des Glases ist eine complieirte; es enthält neben Bleioxyd eine nam- 
hafte Menge von Kalk. 
Das Instrument No. 5 besteht aus gewöhnlichem Flaschenglase, 
und ist in der Glashütte von Frask in Charlottenburg gezogen. Es 
ist ein kalihaltiges Natronglas, erzeugt durch Schmelzung von Glas- 
brocken und Glassatz. Das Resultat der Beobachtung ist nicht günstig, 
da sich die Abweichungen bis gegen 0°25 beziflern. 
Wesentlich grösser sind die Abweichungen bei dem Instrumente 
No.6, welches neben ıı Procent Kali 6 Procent Natron aufweist. 
Die durch das Lagern eingetretene Veränderung beziffert sich auf 
über 1°. 
Die Thermometer der Tabelle No. 7 und 8, wurden aus gewöhn- 
lichem Hoblglase auf der Warusruns & Quiutz’schen Hütte hergestellt. 
Auch hier ist die Abweichung verhältnissmässig gross zu nennen. 
Die Instrumente No.9 und 10 wurden aus Hafenglas der 
Hütte von Borck & Kersten zu Charlottenburg gezogen. Von diesen 
Instrumenten ist No. 9, welches namhafte Mengen von Kali neben 
Natron enthält, mangelhafter als No.ıo, worin Natron neben viel 
weniger Kali sich befindet. 
Ein sehr weich eomponirter Glassatz, No. ı1, nahe gleich viel 
Theile Natron und Kali enthaltend (12 Procent), wurde in der Hütte 
von Borck & Kersten geschmolzen. Das hieraus hergestellte 'Ther- 
mometer zeigt namentlich bei der letzten Beobachtung eine sehr starke 
Abweichung. 
Aus einer noch leichter schmelzbaren Composition ist das Ther- 
mometer No. ı2 hergestellt, dessen Abweichungen sehr erheblich sind. 
Das Thermometer No. 13 wurde aus einer älteren vorhandenen 
Röhre von nicht ganz sicherer Herkunft angefertigt und seit nunmehr 
fünf Jahren beobachtet. Seine Abweichungen beziffern sich auf das 
sehr geringe Maass von 0°ı. 
Um eine grössere Menge solchen Glases zu erhalten, wurden 
Schmelzversuche angestellt, die ein beachtenswerthes Resultat ergaben. 
Der Ausführung solcher Arbeiten stellen sich namhafte Schwierig- 
keiten entgegen, und mancherlei Nebenbedingungen sind zu berück- 
Die zuerst auf der Hütte von Borck & Kersten ausgeführte 
€ entsprach den gehegten Erwartungen nicht, wie das 
a a A 
a ein | imues ia Ara = a 
a De 
I ST Et 
