— 49 — 
Per tali ragioni a me pare che, pur ammirando V apparecchio 
di Soxhlet, quello del Tollens sia da preferirsi, specialmente poi 
potendo eliminare l’inconveniente delle due appendici esterne. 
A tale scopo ho fatto la seguente modificazione all’ apparecchio 
del Tollens. 
A è un imbuto cilindrico di vetro lungo cm. 25 e largo cm. 5; 
B è un cilindro di vetro lungo cm. 17 e largo cm. 3 ; C è un 
tubo cavo di vetro lungo cm. 8 e largo 5 millimetri; D è un tubo 
di vetro lungo 9 cm. e largo 2 millimetri; E è un matraccetto di 
60 cm. c. di capacità. 
1/ estremità a del cilindro B si chiude fissandovi con filo nella 
scanalatura un pezzetto di tela che porta legato nel centro il 
tubo D , come mostra la figura 1. Quindi si pone in c un poco 
di ovatta sgrassata, al di sopra, nello spazio d, la sostanza pesata 
ed infine in e un altro strato di ovatta sgrassata. 
Il matraccetto non deve avere una capacità maggiore, altrimenti 
la pressione del vapor di etere impedisce o rallenta la caduta 
dell’ etere liquido, attraverso la tela, dal cilindro B nel matrac¬ 
cetto E. 
